Das Arbeiten mit r;ulioaktiveii Strahlen. jso;, 



vorbringen. Die Messung der Ionisation wiederum läuft auf eine Strom- 

 messung liinaus (siehe Seite 801). Es ist die Kleinheit des zu messenden 

 Stromes, welche hierbei die Hauptsehwierigkeit bildet. Niii' in seltenen 

 Fällen, nämlich bei der Messung starker y-Strahlen-lonisation. ist ein (ial- 

 vanometer empfindlich genug. Als solches dient dann am besten ein Ih'prez- 

 (/■.■lrsoy/y«/-Galvanometer von 10.000 Ohm Widerstand von tiii-mim <C- 

 Halske. Sonst ist man auf die elektrometri.sche .Methode angewiesen. Die- 

 selbe kann in zweierlei Form gebraucht werden. Entweder beobachtet man 

 den Abfall der Spannung V eines P^lektrometers (Elektroskopes) innerhalb 

 einer bestimmten Zeit t in Sekunden: der Strom i berechnet sich dann 

 nach der Formel 



(8) \^^hi:l^\ 



WO C die Kapazität der Anordnung bedeutet, oder man mil'.t die Aufla- 

 dung, die das Elektrometer durch den zu messenden Strom erfährt. Die 

 Formel zur Berechnung des Stromes ist dieselbe. 



Soll der Strom iu Ampere ausgerechnet werden, so ist die Kapazität 

 in Farad (Mikrofarad = 1 Milliontel Farad), die Spannung in Volt anzu- 

 setzen. Die Ströme, die bei radioaktiven Messungen vorkommen, sind immer 

 ein sehr kleiner Bruchteil eines Ampere in den Grenzen von 1 Milliontel 

 (lO-ö) bis 1 Billiontel (10-^-) Ampere. Meist wird daher der Strom bei radio- 

 aktiven Messungen in elektrostatischen Einheiten angegeben. .Man eihiilt 

 dann Zahlen, welche 3. 10^*^ mal größer als die in Ampere angegebeni-n. 

 meist aber immer noch klein sind. Um den Strom in elektrostatischen 

 Einheiten zu bekommen, muß die Kapazität elektrostatisch, d. h. in Zenti- 

 meter, die Spannung auch in elektrostatischen Einheiten angegeben sein. 

 Die Eichung von Elektrometern ist nun aus praktischen (iründen immer 

 in Volt angegeben. Um die Eichung in elektrostatischen Spannungseinheiten 

 zu bekommen, sind die Zahlen in Volt durch 500 zu dividieren, da 

 oOO Volt=:l elektrostatische Spannungseinheit ist. 



Der in einem bestimmten Volumen gemessene loni.sations-Sättigungs- 

 strom dient häufig als Einheit für die Stärke einer Strahlung bzw. eines 

 Präparates. Mit elektrostatischen Stromeinheiten, die. um handliche Zahlen 

 zu erhalten, mit 1000 multipliziert sind, rechnet z. B. die Mache-Einheit, 

 welche insbesondere bei Emanationsbestimmungen Verwendung findet. 

 Näheres darüber sielie unten, Seite ^!29. Ganz und gar keinen Sinn hat aber 

 die bloße Angabe des Spannungsabfalls, den das strommessende Elektrometer 

 in der Stunde erfährt, eine Angabe, die sich in älteren radioaktiven Ar- 

 beiten ziemlich häufig findet. Denn ohne die Angabe di'r Kapazität C in 

 der Formel 8 bleibt der Strom i unbestimmt. 



Bei der Messung schwacher lonisationsströme iiegegnet man der 

 Komplikation, daß die Luft auch bei Abwesenheit künstlicher radioaktiver 

 Substanzen eine schwache Leitfähigkeit besitzt. Wenn man nach der Me- 

 thode des Spannungsabfalls beobachtet, mul'. man stets dieses ..normale" 

 oder „natürliche" Leitvermögen der Luft berück.sichtiL'en. Es geschieht 



