806 Erich Regener. 



dies dadurch, daß man den Spannuuiisabfall des Elektroskopes beobachtet 

 wenn die zu messende Substanz entfernt ist. Dieser Spannungsabfall wird 

 (mit Hilfe der Eichtabelle des Elektroskopes in Volt ausgedrückt) ge- 

 wöhnlich auf 1 Stunde umgerechnet und dieser sogenannte Normalverlust 

 bei der eigentlichen Messung, die gleichfalls auf 1 Stunde umgerechnet 

 ist, abgezogen. Dann erst wird nach Formel (8) der eigentliche Strom 

 ausgerechnet. 



Die natüi'liche Leitfähigkeit der Atmosphäre ist, wie die neuere For- 

 schung gelehrt hat, durch radioaktive Substanzen verursacht, welche sich 

 in der Erde und der Atmosphäre in sehr geringer Menge befinden. In 

 einem Laboratorium, in welchem mit radioaktiven Substanzen gearbeitet 

 wird, kann durch Verschleppung derselben (insbesonders durch die gas- 

 förmigen Emanationen sowie durch radioaktiven Staub) die Leitfähigkeit 

 der Luft leicht eine solche Höhe erreichen, daß jedes Arbeiten mit Elektro- 

 skopen sehr erschwert wird. Am besten bringt man in die Meßräume nur 

 radioaktive Präparate, w^elche luftdicht verschlossen sind. Räume, in denen 

 mit Elmanation so gearbeitet wird, daß dieselbe möglicherweise entweichen 

 kann, sollen so ventiliert sein, daß die emanationshaltige Luft nicht in das 

 übrige Laboratorium verschleppt Avird. Apparate, welche durch Berührung 

 mit Emanation aktiv geworden sind (was man an dem zu hohen Xormal- 

 verlust, den sie geben, erkennt), kann man am leichtesten dadurch wieder 

 gebrauchsfähig machen, daß man sie mit verdünnter Salzsäure abwäscht. 

 Die Salzsäure ätzt zwar die oberflächliche Metallschicht, zugleich aber auch 

 den störenden aktiven Beschlag fort. 



Die vollständige Apparatur zur Messung der durch die radioaktiven 

 Strahlen erzeugten Ionisation besteht aus zwei Hauptteilen: aus der Ioni- 

 sationskammer und dem zur Strommessung dienenden Elektrometer. 



Ionisationskammern. Sie haben den Zweck, das Volumen der 

 durch die Strahlen ionisierten Luft meßbar zu begrenzen und in der 

 Kammer ein elektrisches Feld zu erzeugen, welches stark genug ist. den 

 Sättigungsstrom der zu messenden Ionisation hervorzubringen. Die Ioni- 

 sationskammer stellt also einen elektrischen Kondensator dar und wird 

 auch oft als solcher bezeichnet. 



(ieschieht die Strommessung durch die Beobachtung des Spannungs- 

 abfalls des Elektrometers, so bildet die Spannung des Elektrometers gleich- 

 zeitig die Spannung zur Erzeugung des Feldes in der Ionisationskammer. 

 Diese Anordnung ist schematisch in Fig. 139 dargestellt. jE" ist das Elektro- 

 meter, K die Ionisationskammer, auf das Elektrometer aufgesetzt gedacht. 

 Wird nach der Aullademethode beobachtet, so ist zur Herstellung der 

 Kondensatorspannung eine besondere Spannungs(juelle n()tig. Diese Anord- 

 nung ist in Fig. 140 schematisch gezeichnet. B ist die Hochspannungsbatterie i), 

 K die lonisierungskammer, E das Elektrometer, als Quadrantelektrometer 

 schematisch gezeichnet, wie es für diese Methode üblich ist. Diese ^Methode 

 hat vor der erstgenannten den großen ^'orteil. daß man durch \'ariieren 



') Sehr geeignet für radioaktive Messungen sind die Batterien von KliugeJfitß, Basel. 



