808 Erich Rege u er. 



Die durch y.-Strahlen hervorgerufene Ionisation ist auf ein be- 

 stimmtes Luftvokimen begrenzt, das durch die Reichweite der betreffenden 

 X-Strahlen gegeben ist. Will man die gesamte von einem Präparat er- 

 zeugte Ä-Strahlen-Ionisation messen'), so mul» man mit der zweiten Kon- 

 densatorplatte außerhalb des ionisierten Luftraumes bleiben (siehe Fig. 141, 

 wo der ionisierte Luftraum schraffiert gezeichnet ist). Bei einigermaßen starken 

 Präparaten sind hierbei ziemlich hohe Spannungen zur genauen Erreichung 

 des Sättigungsstromes nötigt) (zirka [QUO ^'olt und mehr), man kann 

 darum mit der Methode des Ladungsabfalls schlecht arbeiten, da die Elek- 

 troskope meist nur auf 200—300 Volt geladen werden. In diesem Falle 

 kann man jedoch S-Utigungsstrora erreichen, wenn man auf 1 — 1-5 cm 

 Plattenabstand heruntergeht. Man kann dann allerdings nicht mehr die 

 gesamte Ionisation der y.-Strahlen messen, wohl aber Vergleichsmessungen 

 mit anderen Präparaten derselben Substanz ausführen. 



Zur Messung der ß- undy-Strahlen-Ionisation benutzt man meist einen 

 Zylinderkondensator. Er besteht (Fig. 142) einfach aus einem zylindrischen 

 Gefäß A, in welchem eine stabförmige Elektrode B eingeführt ist. Die Iso- 

 lation des Stabes muß mit einem Schutz- 

 i'ip-^^- ring (siehe Fig. 141) versehen sein, wenn 



man nach der Auflademethode arbeitet. 

 Sollen ß-Strahlen gemessen Aver- 

 den, so bekommt der Boden C des 

 Zylinderkondensators (Fig. 142) ein 

 Loch, das mit Stanniol oder dünner 

 Alumiuiumfolie beklebt ist und durch 

 welches die zu messenden ß-Strahlen 

 eintreten. Für y-Strahlenmessungen wird das ganze Gefäß mit 2 mm starkem 

 Bleiblech umgeben. Sowohl bei ß-Strahlen wie bei y-^trahlen kann man 

 niemals die üanze von den Strahlen erzeugte Ionisation messen, sondern 

 man muß sich immer damit begnügen . dieselbe mit derjenigen eines 

 Standardpräparates, das in der gleichen Entfernung vom Kondensator auf- 

 gesteUt wird, zu vergleichen. 



Zur Messung der durch eine gewisse Menge Emanation hervorge- 

 rufenen Ionisation dient auch der Zylinderkondensator. Er wird dann meist 

 größer, 2 — 15 / fassend, angewendet. 



Elektrometer. Elektrometer und Elektroskope für lonisations- 

 messungen gil)t es heute eine sehr große Zahl, von denen hier nur einige 

 beschrieben werden können. Will man die einfachere Methode der Beob- 

 achtung des Spannungsabfalls zur lonisationsmessung benutzen, so genügt 



') Da die Hälfte der a-Strahlen auf die Unterlage des Präparates ausgeschleudert 

 und dort absorbiert wird, so gelaugt praktisch immer nur die Hälfte der Strahlen zur 

 Messung, und diese auch nur dann, wenn das a-Strahlenpräparat in so dünner Schicht 

 vorliegt, daß in der Schicht selbst keine a-Strahlen absorbiert werden. Dies ist z. B- 

 bei Poloniumpräparaten und aktiven Beschlägen der Fall. 



-) E. Regener, 1. c. 



