Das Arbeiten mit radioaktivon Stralilon. f^i)^ 



jedes Elektroskop, dessen Isolation aus polidtcm IJenistciii ist mui «las 

 eine genügend genaue iSkala hat. Ist eine solche an dem InstriiiiM'iit nicht 

 vorhanden, so kann man ein Ablesemikroskop mit cimr ( »kularmikm- 

 meterskala benutzen, muß dasselbe aber fest mit dem Kickt rometrr ver- 

 binden, damit die relative Stellung' der Skala gegen das Klcktroskop- 

 blättchen immer dieselbe bleibt. Auch lallt sich ein solches l-ücktroskni) 

 leicht herstellen, wenn man die Mühe nicht scheut, das KlcktroskophLittclim 

 als zirka 3 mm breiten, 4—5 cm langen Streifen aus Ülattgold oder l'.latt- 

 aluminium mit einem Rasiermesser (zwischen dem das Metall einhüllenden 

 Papier) auszuschneiden, wozu allerdings einige Cbung gehört. Das IMiittchen 

 wird dann mit seinem oberen Ende an einen Messingstreiten angeklebt 

 und mit einem polierten IJernsteinstück in einen kleinen viereckigen Mes- 

 singkasten eingekittet (Fig. U-'i). Zwei Fenster voi-n und hinten gestatten 

 die Beobachtung und IJeleuchtung des IJlättchens. Wiid 

 das Elektroskop mit einer Ionisationskammer verbunden, i.«. ms 



so muß der verbindende Draht in einer mit dem Klek- 

 troskopgehäuse verbundenen ]\Iessingröhre geführt werden, 

 damit Störungen durch Influenz von außen ferngehalten 

 werden. An einer Stelle muß die Röhre ein Loch haben, 

 damit das Elektroskop geladen werden kann. Dies ge- 

 schieht mit einem an einer Siegellackstange befestigten 

 Drahte, mit dessen einem Ende man den Zuleitungsdraht 

 zum Elektroskop berührt und an dessen anderem Ende 

 man eine geriebene Siegellackstange oder eine Trocken- 

 säule abstreicht. Will man y-Strahlou messen, so kann 

 man, wie das meist geschieht, das Elektroskop selbst als Ionisationskammer 

 benutzten, indem das geladene Blättchen das Feld der bniisationskammer 

 (in diesem Falle also des Elektrometergehäuses) selbst erzeugt. Das ganz«' 

 Elektroskop ist dann mit 2 mm dickem Bleiblech, mit zwei Ausschnitten 

 für die Fenster zu umgeben. 



Von käuflichen f^lektrometern sei dasjenige von Els(,r und (J<ifil 

 sowie dasjenige von Wulf erwähnt. Das Elster- und Geitchdw Elektro- 

 skop (Fig. 144)1) besitzt zwei Aluminiumblättchen /> />. welche beim Trans- 

 port durch gegengeschobene Scliutzbackeii 7^7' gesichert werden. Abgelesen 

 werden immer die Stellungen beider Blättchen, weil man dann von einer 

 genau senkrechten Stellung des Instrumentes unabhäng ist. Dadurch, dar. 

 das von der versilberten \'orderwand a des Elektroskopes reflektiert«' lühl 

 der Skala M beobachtet wird, wird eine parallaxenfreie Ablesung erreicht. 

 Die Skala muß ebensoweit von der Vorderwand abstehen, als «lie l'.lätt- 

 chen dahinterliegen. 



Das Wulfsche Elektrometer-) ist ein voizügliches Instrument. \\«-l(lie> 

 schnelle Einstellung, genaue Ablesung mit l'ueiii|)tindli(lil«'it -cL-eu Transport 



1) Günther und Tec/etmei/n; Braiinschwpi«,'. 



•^) Tk. Wulf, Phys. Zeitschr. Bd. 10. S. 2öl (1".M)'.U. Liefontnt ',,hilh,rnm\ T,;i.t- 

 inei/er, Braunschweig. 



M 



