810 



Erich Regen er. 



verbindet. Es besteht (Fig. 145) aus zwei leitend gemachten Quarzfäden, 

 welche oben und unten zusammengehalten werden. Beim Laden des Elektro- 

 meters spreizen sich dieselben. Die Spreizung der Fäden wird am Okular- 

 mikrometer des Beobachtungsmiki'oskopes abgelesen. Die Fäden sitzen in 

 einem doppelten (Tehäuse. Wenn das innere, isolierte auf eine bekannte 

 hohe Spannung aufgeladen wird, rückt der Meßbereich um diese Spannung 

 herauf. Das Elektrometer wird auch für v-Strahlenmessungen eingerichtet 

 geliefert. 



Die Eichung der Elektrometer kann mit kleinen Normalelementen 

 geschehen, die zu 100 Stück (Spannung 102 Volt) in einem Kästchen mit 



Fig. 144. 



Paraffin eingegossen von Spindler d: Hoyer, Göttingen, geliefert werden i) 

 (Fig. 146). Diese kleine Batterie ist recht genau, sie ist aber vor Kurz- 

 schluß sorgfältig zu hüten, d. h. die beiden Pole dürfen auch durch einen 

 hohen Widerstand nicht geschlos.sen werden. Zur Stromentnahme ist sie 

 daher nicht zu gebrauchen. Steht eine genügend hohe Akkumulatoren- 

 batterie zur Verfügung, so kann man nach dem in Fig. 147 gezeichneten 

 Schaltuugsschema dieselbe mit den Enden eines hohen Widerstandes A 

 (zirka 10.000 Ohm) verbinden und an einem Bruchteile a desselben die 

 Spannung abzweigen. Die Spannung V wird am besten mit einem Prä- 

 zisionsvoltmeter (10 Ohm Instrument von Siemens tD Halsle mit passenden 



') Konstruktion von Krüger. 



