Das Arbeiten mit railioaktivon Strahlen. 



811 



Vorschalt widerständen) i^emessen. Die an den Al)zwei-kirii,i„..,i Im l-.-!!. I.- 

 Spannung' V ist dann 



V.a 



V=: — : — . 



Sollen nicht nur \'ergleichsmessun8en geniaclit werden, sondern der 

 Absolutwert der gemessenen lonisationsströnie hestimnit werden, wie dies 

 bei Emanationsmessungen der Fall ist. so mul') auch die Kapazität dos 

 Elektroskopes und der mit demselben verbundenen Apj)arate bekannt sein. 

 Bei den käuflichen kompletten Apparaten für diese Zwecke ist die Kapa- 

 zität meist mit genügender Genauigkeit angegeben. Man hat dann niii- da- 

 rauf zu achten, daß der Apparat genau in der vorgeschriebenen Konfi^rn- 

 ration zusammengesetzt wird, da die Kapazität von der gegenseitigen 

 Stellung der Apparatenteile zueinander abhängig ist. 



Muß man die Kapazität einer \'ersuchsanordnung .selbst bestimmen. 

 so benutzt man am besten die Methode von Hanns, die auch hei kleinen 



Fig. 146. 



FiR. 147. 



Kapazitäten gute Resultate gibt, wo die sonst gebiauchte .Methode der 

 Ladungsteilung versagt. Auf die ausführliche Beschreibung der 7/<//-yy/.v.^chen 

 Methode sei verwiesen i); der Kondensator dazu wird von (uinthvr und 

 Tegetmeijer geliefert. 



Hat man stärkere Ströme nach der elektroskopischen Methode zu 

 messen, so können sich die Elektroskopblättchen so schnell bewegen, dal- 

 eine genaue Messung nicht mögUch ist. Man schaltet dann zu dnn Klek- 

 troskop eine Kapazität parallel. Solche Hilfskapazitäten kann man >\v\\ 

 leicht selbst machen, indem man zwei Messingröhren von einigen Zenti- 

 metern Weite mit Paraffin oder Bernstein ineinander befestigt. .!<• enger 

 der Zwischenraum und je größer die Oberfläclie der lloliivn. luii so grölier 

 ist die Kapazität. Die äußere Bohre wird geerdet (mit «lein Klektn»kop- 

 gehäuse verbunden), die innere mit dem Elekfroskopitlättchen verbunden. 



1) F. Hanns. Physik. Zeitschr. Bd. ä. S. IT (11)04). 



