812 



Erich Regeuer. 



Einen Kondensator aus mehreren konzentrischen Messingröhren von 

 variabler Kapazität (nach Gerdien] liefert Spindler & Hoyer (Fig. 148). 



Für die Auflademethode kommt als Elektrometer nur das Quadrant- 

 elektrometer, am besten in der Form von Doleczalek mit Bernsteinisola- 

 tion in Betracht. Diese Methode zur Bestimmung von lonisatiousströmen 

 ist genauer als diejenige der Beobachtung des Spannungsabfahes am Elek- 

 troskop, der Aufwand an Apparaten ist aber ein viel größerer. Man braucht 

 außer dem Quadrantelektrometer eine Batterie, am besten eine Kriiger- 

 Batterie aus Normalelementen, zum Laden der Elektrometernadel. Die 



Fig. 148. 



Fig. 149. 



Ionisationskammer kann nicht als 

 Bestandteil des Elektrometers aus- 

 gebildet werden, da die am Qua- 

 drantelektrometer meßbaren Span- 

 nungen zur Hervorrufung des Sät- 

 tigungsstromes zu gering sind: man 

 braucht also noch eine besondere 

 Batterie zur Herstellung des Feldes 

 im lonisationskondensator. Das 

 Quadrantelektrometer selbst ist ein 

 ziemlich diffiziler Apparat und er- 

 fordert einige Zeit und Übung zur 

 Aufstellung und Justierung. Es sei darum hier nur auf das entsprechende 

 Kapitel in KoJdrausrhs Lehrbuch der praktischen Physik M verwiesen.'^) 



Komplette Apparaturen. Zusammen.stellungen von Elektrometern 

 und Ionisationskammern sind meist für den Zweck der Emanationsbestim- 

 mungen konstruiert und käuflich erhältlich. Die beiden gebräuchlichsten 

 Instrumente dieser Art sind das „Fontaktoskop" von Engler und Sieve- 

 king und die von Schmidt angegebene Apparatur. 



Das Fontaktoskop (Fig. 149)3) besteht in seiner Originalform aus einem 

 Elster- und Geitelsoh^xi p]lektroskop A', das auf eine 10 l fassende, kannen- 



') Elfte Auflage, S. 590. 



-) Verfügt man über eine Hochspannungsbatterie von mindestens 1000 Volt, so 

 kann man an Stelle des Quadrantelektrometers auch ein empfindliches TT «?/sches Elek- 

 trometer, eventuell mit parallelgeschalteter Kapazität verwenden, siehe z. B. J. Plesch, 

 L. Karezag und Keetmann, Zeitschr. f. exp. Path. u. Ther. Bd. 12 (1912). 



^) Gü/ither und Tegetmeyer, Brauiischweig. 



