Das Arbeiten mit nulioaktivcii Strahlen. 



81B 



Fig. lüO. 



förmige Ionisationskammer aufgesetzt Nvinl. Die l.sülati..u der Kl.'kfro^koi.- 

 hlättchen befindet sich im oberen Teile des Elektr()met.'rgeliiiu.>es. in dn- 

 Kammer hinein ragt die ^auch Zerstreuungskörper genannte) Kl.-ktrod.* / 

 welche das elektrische Feld in der Ionisationskammer erzeugt. 



Das Fontaktoskoj) wird meist zur IJestimmung dc-T Kmanations- 

 gehaltes von natürlichen oder künstlichen aktiven Wässern benutzt hn- 

 speziellen Anweisungen für den (Gebrauch des Api)arates für diesen Kall sin<l 

 im sechsten Kapitel angegeben. Füi- die (Jenauigkeit derartiger Messun-en 

 ist es sehr wünschenswert, die Meßkanne luftdicht verschlossen zu halt"eii. 

 Dies wird im Fontaktometer von .VarAr und il%6r') erreicht, das sonst 

 ganz ähnlich wie das Fontaktoskop konstruiert ist. 



Soll der Emanationsgehalt eines Gases, das zweckmäßig in einer 

 Kugel mit zwei Hähnen transportiert wird (Fig. 150), mit dem Fontakto- 

 skop bestimmt werden, so wird das 

 betreffende Gas am besten in der 

 Weise in die Kanne geleitet, daß die 

 Kanne vollständig mit emanations- 

 freiem Wasser 2) gefüllt , mit einem 

 durchbohrten Gummistopfen mit Hahn 

 verschlossen wird und dann das Was- 

 ser durch den an dem Apparat be- 

 findUchen unteren Hahn abgelassen 

 wird. Es zieht dann das Gas nach. 

 Soll die Luft eines Zimmers auf den 

 Emanationsgehalt untersucht werden. 

 so ist natürlich der obere Stopfen und 

 Hahn überflüssig; man läßt einfach 

 das Wasser ablaufen. 



Die Ionisationskammer besteht zweckmäßig aus Zinkblech. Es läßt 

 sich dann ihre Oberfläche am besten von radioaktiven P.eschlägen. welche 

 sich beim Arbeiten mit Emanation etc. bilden und den Normalverlust 

 schheßUch unzulässig erhöhen, dadurch reinigen, daß die Kanne mit Wa.N>ei 

 ausgespült respektive abgewischt wird, das mit Salzsäure versetzt ist. 

 Dadurch wird zwar die Oberfläche der Kanne angegriffen, aber auch 

 aller aktiver Beschlag weggeätzt. 



Der Apparat von H. W. Schmidt (Fig. IT)!)») besteht aus einem ein- 

 blättrigen Elektrometer E. auf welchen die Ionisationskammer A' aufge- 

 schraubt ist. Zur Einleitung der Emanation ist die Kammer A' mit zwei 

 Hähnen versehen, im übrigen vollkommen luftdicht, hie Emanation wird 

 beim Schmidfschen Apparat in einer besonderen Flasche /•' aus dem zu 

 untersuchenden Wasser durch Schütteln (P/. Minuten langi ausgetrieben 



I 



*) 3Iache und Mei/er, Zeitschr. f. lustrnmeutenkde. Bd. 29. S. CrMliJOS»). 

 '•') Wenn, wie es in Badeorten vorkommt, auch das Leitungswasser et«as aktiv 

 ist, wird dies am besten ausgekocht oder destilliertes Wasser genommen 

 ') Spindler und Hoycr, Göttingen. 



