824 Erich Regen er. 



2 mm dickem Blei umgeben. Die Messung selbst geht so vor sicli. diU» zu- 

 nächst, nachdem alle radioaktiven Präparate in ein entferntes Zimmer ge- 

 schafft sind, der Xormalverlust des Elektroskopes bestimmt wird. Das Elek- 

 troskop wird dazu geladen und nach zirka 10 Minuten ' ) die Stellung des 

 Elektroskopblättchens bestimmt. Nach zirka 15 Minuten wird wieder das 

 Elektroskop abgelesen und der so gefundene Spannungsverlust auf 1 Stunde 

 umgerechnet. Nun wird das zu untersuchende Präparat in eine solche Ent- 

 fernung von dem Elektroskop gebracht, daß der Rückgang der Blättchen 

 über ein be(iuem ablösbares Skalenintervall am Elektroskop nicht schneller 

 als in ungefähr V2 — 1 Minute erfolgt. Der so beobachtete Spannungsverlust 

 wird auf 1 Stunde umgerechnet und der Normalverlust des Elektroskopes 

 abgezogen. An genau der gleichen Stelle, wo das zu untersuchende Prä- 

 parat stand, wird dann das Vergleichspräparat ebenso gemessen. 



Beobachtet man so mit dem Präparat a Volt Spannungsabfall/Stunde, 

 mit dem Vergleichspräparat von der Stärke C den Abfall von b Volt/Stunde 

 (immer nach Abzug des Normalverlustes j, so ist die Stärke x des zu unter- 

 suchenden Präparates 



Ist das Elektroskop nicht in Volt geeicht, so kann man mit der Hilfe 

 der Präparate selbst eine Auswertung der Skala vornehmen. Näheres da- 

 rüber siehe bei H. W. Schmidt.-) 



Ein derartiger Vergleich von Präparaten läßt sich leicht auf wenige 

 Prozente genau einführen. Einige Vorsicht ist nur nötig, wenn die Stärke 

 der Präparate sehr verschieden ist. Man muß dann vor allen Dingen da- 

 rauf achten, daß bei dem stärkeren Präparat die Elektroskopblättchen nicht 

 zu schnell zusammengehen, da in diesem Falle der Sättigungsstrom (siehe 

 S. 801) unter Umständen nicht erreicht sein kann. Man muß dann zur 

 Kontrolle die Messung bei größei'em Abstände der Präparate wiederholen. 



Sind die Präparate nicht luftdicht verschlossen M. so muß man sie 

 mehrmals in Stanniol einwickeln, damit keine Emanation in das Zimmer 

 entweicht, welche sofort einen Spannungsverlust am Elektroskop bewirken 

 würde. Man tut in zweifelhaften Fällen gut, am Schluß der Messung den 

 Normalverlust des Elektroskopes noch einmal zu bestimmen. 



Was den Unterschied von Ptadium- und Mesotlioriumpräparaten be- 

 trifft, so ist zu bemerken, daß die [t- und y-Strahlen von Badium etwas 

 durchdringender sind als die von Mesothorium. Praktisch wird dieser Unter- 

 schied kaum ins Gewicht fallen. Die Dosierung der Mesothorpräparate ge- 

 schieht auch nach der y-Strahlenmethode. 



') "Weil sofort nach der Ladung etwas Elektrizität in das Isolationsmaterial dringt. 

 Deswegen ist in den ersten Minuten der Rückgang der Elektroskopblättchen ein wenig 

 größer. 



-) IL W. Schmidt, Phys. Zeitschr. Bd. 7. S. 157 (1906). 



^) Die übliche Aufbewahrung von Radiumpräparaten in Hartgummikapseln. die 

 mit Glimmerblättchen verschraubt sind, ist nicht luftdicht und läßt erhebliche Mengen 

 von Emanation entweichen. 



