j^2S ■ Erich Regener. 



Absorptionskoeffizient ') (das Verhältnis der Sätti^ungskonzentration im 

 Wasser zur Konzentration im Gase) 



bei Qo 20« 40» 



a — 0-02 0-275 0-16 



Die im Wasser absorbierte Emauationsmeniie geht bei der Messung- 

 verloren. Bei den üblichen Apparaten macht eine diesbezügliche Korrektion 

 ca. 2 — oVo aus. Man wird sie meistens vernachlässigen können. 



Aus dem Mitgeteilten ergibt sich, dalj eine genaue Messung der 

 Emanation einigermaßen umständlich ist. Auch wenn weniger hohe An- 

 forderungen an die Genauigkeit gestellt werden, müssen folgende Beoi)- 

 achtungen gemacht werden: 



1. Ist der sogenannte Normalverlust des zusammengesetzten Apparates 

 zu bestimmen. Derselbe soll nicht zu hoch sein (beim Fontaktometer 

 höchstens 30—40 Volt/Stunde) und ist eventuell die ]\Ieiikanne mit schwach 

 salzsaurem Wasser zu reinigen. Der Normalverlust ist von allen folgenden 

 Messungen abzuziehen. 



2. Das zu untersuchende AVasser wird in die Mebkanne möglichst vor- 

 sichtig (Durchperlen von Luft, welches die p]maiiation vertreibt, ist zu 

 vermeiden!) eingefüllt und die Emanation durch Schütteln (V2 — 1 Minute) 

 der verschlossenen Kanne aus dem Wasser herausgebracht und (eventuell 

 mit dem Zirkulationsgebläse) mit der Luft vermischt. Der Abfall am Elek- 

 troskop wird 2— 3mal beobachtet. Von dem auf eine Stunde ausgerechneten 

 Voltabfall wird der Normalverlust (1) abgezogen. 



o. Wasser und emanationshaltige Luft werden aus der Meßkammer 

 entfernt (mit inaktivem Wasser) und der Abfall des Elektroskops . der vom 

 aktiven Beschlag herrührt, mehrere Male beobachtet. \'on diesem Volt- 

 abfall/Stunde wird der Norraalverlust abgezogen, das erhaltene Resultat 

 um 10% vergrößert und dieses von dem Voltabfall bei der Emanations- 

 messuug abgezogen. 



4. Der so gefundene Voltabfall für die reine Emanation muß dann 

 noch nach der iJManeschQn Formel (siehe S. 827) korrigiert werden. 



Die Angabe des so gemessenen Voltabfalles hat an sich noch gar 

 keinen Sinn, da er noch von der Kapazität der benutzten x\nordnnng ab- 

 hängt (diese ist eventuell nach der Haruisschen Methode leicht zu be- 

 stimmen). Vergleichbare Werte bilden erst die unter Berücksichtigung der 

 Kapazität ausgerechneten Ströme. Es ist üblich, den Strom in elektro- 

 statischen Einheiten anzugeben. Die Kapazität ist dann in Zentimeter an- 

 zugeben, die Angabe der Spannung in Volt durch oOO zu dividieren und 

 als Zeiteinheit die Sekunde zu nehmen. Ist V der A'oltabfall Stunde. C die 

 Kapazität in Zentimetern, so ist der Strom i in elektrostatischen Einheiten. 



C . \ 





300 . 3600 



Hoffmann, Phys. Zeitschr. Bd. 6. S. 69() (190.')). 



