Das Arbeiten mit radioaktiven Stralili-n. ^09 



Die so gefundene Zahl hängt natürlich von drr Menge d«'s unter- 

 suchten Wassers ab. Nach dem Vorgang von jMurhr Itezicht man die 

 Aktivität auf 1 / Wasser (oder auch Gas), wenn solches auf Kmanation 

 untersucht wird. Da die auf diese Weise erhaltenen Zahlen unl)e(|uem klein 

 werden, multipliziert man sie mit 1000 und hat d;inn die in Deutstjibnd 

 allgemein üblichen Madn-Kuümttm.^) Ist zwischen dem Abfüllen des W a>.ser> 

 von der Quelle und der ^lessung Zeit verflossen, so ist der Abfall der 

 Kmanation natürlich zu berücksichtigen (P'ormel 1 a. 8. 789). 



Auf dem letzten Radiumkongreß in Brüssel 1910 ist als Kinheit der 

 Emanation diejenige festgesetzt worden, welche mit l 7 Radinnimetall im 

 (rleichgewicht steht. Derselben ist der Name 1 Curie gegeben worden. Die 

 Verwendung dieser Einheit bietet mannigfachen \'orteil. Erscheint es schon 

 zweckmäßiger, bei Emanationsmessnngen, wie auch in anderen l'ällen iililich. 

 eine gewisse Menge dieser Substanz als Einheit zu nehmen, so ergeben sich 

 andrerseits auch praktische Vorteile bei der Messung .Man hat nur nöti^. 

 die zu messende Emanationsmenge unter genau den gleichen Üedin^nn- 

 gen zu messen wie eine aus einer geeichten Kadiumlösung entnoinnM-ne 

 Emanationsmenge. Es ist also gleichgültig, welche Gefäße als lonisationsraum 

 dienen, es ist nicht nötig, die Ditaneadw Formel zu benutzen oder auf den 

 aktiven Beschlag zu achten 2), wenn nur die beiden Messungen unter ge- 

 nau den gleichen Bedingungen gemacht werden. Auch die Kenntnis der 

 Kapazität der Anordnung ist überflüssig. Die P^ichung des Elektrometers 

 braucht nur relativ zu sein, um den Normalverlust gut kontrollieren zu 

 können. 



Die Einführuno- der Curie-Einheit für die Emanation wird sich da- 

 rum voraussichtlich durchsetzen. Bis jetzt waren lladium-Normallösunucn 

 schwer zu erhalten. Sie werden jedoch neuerdings von Sphid/er tt- Hni/er 

 in den Handel gebracht. Damit diese Lösungen haltbar sind, müssen sie 

 schAvach mit Salzsäure angesäuert, iu zugeschmol/enen (iefäßen aufbewahrt 

 werden. Wegen Einzelheiten der betreffenden Messungen sei auf die Ab- 

 handlung von H. W. Schmidt und H. Nick- verwiesen. ») 



Das Verhältnis der Curie-Einheit der Emanation zur elektrostatischen 

 Stromeinheit (= 1000 JirW/e-Einheiten) ist öfter be.^timmt worden. Der 

 genaueste Wert dürfte 1 Curie = 267 . 10« stat. Einheiten = 2*67 . lo" Mnrh> - 

 Einheiten sein.*! Wird die Emanation nach 8'/., Stunden also im (Jleidi- 



\) Die Angabe des bloßen \oltal)talles ist leid(>r nocli innner ni.-lit ganz aus der 

 Literatur verschwanden. Sie kann nur für einen und denselben Apparat verfrleiohbaro 

 Werte liefern ; dann können aber auch ebensogut nur die Skalenteile des Klektroskopes 

 angegeben werden. Für verschiedene Apparate sind nur die St rdme vergleichbar, deren 

 Bestimmungsstücke Spannung, Kapazität und Zeit sind. 



-) Am besten mißt man allerdings 3-4 Stuiulen nadi Kinfülb-n der Kmanation. 

 weil dann die Aktivität durch den aktiven Beschlag nicht melir steigt. 



') Schmidt und Nick; Physik. Zeitschr. Bd. 13. S. l'.l'.t (l'.ll-J). 



*) Flamm und Machr, Mitt. d. Instituts f. Kadiumforsclnuii.'. XIU. Wiener Aka- 

 demie-Ber. S. 121. B^bruar l'.)12. 



