g34 Viktor Gräfe. 



Januar 1898. 



108" a. m. l 216 15 



10^5 a. m. 



11*0 a.m.} 116 10 



1213 p. m.} 61 5 



12*3 p. m. ] 47 4 



220 p. m. } 23 2 



3'-2 p. m. I 17 



Das Hygroskop miiü sehr sorgfältig gearbeitet sein, das Hörn sorgfältig 

 präpariert. Eine möglichst dünne Rasiermesserschale von gepreßtem und 

 erhitztem Hörn, das mit einer Drehbank (juer durchschnitten wurde, ist 

 notwendig. Die besten Schnittstücke werden ausgesucht, mit destilliertem 

 Wasser befeuchtet und zwischen zwei Glasplatten ausgebreitet, die aneinander 

 gepreßt werden. Das Hörn wird so flach ausgespannt, während es sorg- 

 fältig über einer Gasflamme erhitzt wird. Die Scientific Instrument Cie., 

 Cambridge, hat in der Regel ein Lager von brauchliarem Hörn : sollte aber 

 solches nicht erhältlich sein, so kann auch das Material (gehärtete Gelatine 

 oder Celluloid), aus dem hygroskopisches Spielzeug, wie Fische etc., gemacht 

 wird, verwendet werden, das aber freilich nicht annähernd so haltbar ist wie 

 Hörn. Bei Ausführung der Messung ist es ratsam, das Instrument nur wenige 

 Sekunden auf dem Blatte zu belassen, weil sonst das Hörn sich dauernd 

 krümmt. Beim Ablesen ist es am besten, die Stellung des Zeigers nach einer 

 bestimmten Frist, z. B. 10 Sekunden, abzulesen oder auch abzuwarten, bis der 

 Zeiger zur relativ längsten Ruhe gelangt ist. Für die Beobachtung ist es 

 zweckmäßig, das Blatt mit den Spaltöffnungen nach aufwärts auf einer 

 horizontalen Unterlage durch kleine Metallgewichte zu befestigen. Sobald die 

 Ablesung gemacht worden ist. muß das Hygroskop beiseite gestellt werden, 

 bevor die nächste Beobachtung stattfinden kann. Der Zeiger krümmt sich 

 oft mit der Zeit leicht, so daß der Nullpunkt oder die Differenzstrecke sich 

 verschiebt. Es ist daher notwendig, jedesmal den Nullpunkt zu notieren 

 und ihn von der Ablesung zu subtrahieren, so daß z. B., wenn die Ruhe- 

 stellung des Zeigers auf 5 weist und die Ablesung bei der Bestimmung 

 auf 30, der Versuchswert 25 beträgt. Die Hornunterlage des Instrumentes 

 wirft sich bisweilen, die Blattfläche pflegt nicht eben zu sein, so daß 

 der Zeiger oft eine plötzliche Bewegung ausführt, wenn das Instrument 

 aufgesetzt wird. So ein Ruck ist aber leicht von der normalen Zeigerbe- 

 wegung zu unterscheiden, denn wenn das Instrument abgehoben wird, kehrt 

 der Zeiger nach einer regelrechten Aufrichtung allmählich zur Ruhelage 

 zurück, dagegen plötzlich nach einem unregelmäßigen Ruck. Bisweilen 

 ist es notwendig, das Hygroskop ganz leicht über die Oberfläche empor- 

 zuheben und einen dünnen Papierstreifen unter den Kork zu legen 

 oder ein stärkeres Objekt unter das Eck des rapienjuadranten; auf diese 



