836 



Viktor Gräfe. 



Fig. 156. 



Fig. 156 n. 



k y 



F. Darwins Yucca-Hygroskop. Die 

 gestrichelten Linien zeigen die suk- 

 zessive Aufrollung des Yucca-Strei- 

 fens infolge Feuchtigkeit. 



skop: (■ ist eine kleine Glaskammer (10 min x 5 mm), wie sie für Pilz- 

 kulturen venvendet wird, an einem Ende mit einem Deckglas geschlossen 

 (in Fig. 156« ist die Decke s links, das offene Ende, das auf das Blatt 

 zu liegen kommt, rechts). An der vertikalen Wand der Röhre ist ein 

 Stückchen Kork k befestigt, welches einen Streifen der Yucca-Epidermis y 

 trägt. Fig. 156 zeigt das Yucca-Hygroskop in der Aufsicht mit einge- 

 rollter Membran als in der Trockenstellung. Eine an der Glasbedeckung 

 des Zylinders angeklebte Papierskala gestattet eine Messung der Form- 

 veränderung der Yucca-Membran. Auf ein. selbst nur sehr wenig transpi- 

 rierendes Blatt gelegt, rollt sich die Membran sofort auf. indem sie von 

 bis 2 oder selbst bis 6 innerhalb weniger Sekunden wandert. Das Yucca- 

 Hygroskop kann nur in trockenen Räumen verwendet werden, in feuchter 



Luft ist der Zeiger so stark aufge- 

 rollt, daß man das Instrument nicht 

 verwenden kann. Da die Stellung 

 des Zeigers nicht davon abhängt, 

 ol) die Luft auf der einen Seite der 

 Membran mehr feuchtigkeitsge- 

 sättigt ist als auf der anderen, 

 sondern einfach von dem Feuchtig- 

 keitsgehalte der Luft, so ist es 

 natürlich, daß es dazu dienen kann, 

 um leichte Anhäufung von Dampf 

 anzuzeigen. Die Empfindlichkeit des 

 Yucca-Hygroskops ist nicht immer 

 von Vorteil: es ist leicht, damit die 

 Transpiration von spaltöffnungslosen Oberflächen zu messen und deshalb ist 

 man, bei kleinen Transpirationswerten, nie sicher, wieviel von stomatärer und 

 wieviel von kutikularer Transpiration herrührt. Bei dem folgenden, von 

 Danoin beschriebenen Beispiel war die kutikulare Transpiration praktisch 

 gleich und eine sehr geringe stomatäre Transpiration war nachweisbar. 

 Zwei Epheublätter wurden 19 Stunden lang nach dem Abpflücken welken 

 gelassen und Yucca-Hygroskope dann mit Wachs auf der Ober- und 

 Unterseite befestigt, eine Bewegung des Zeigers erfolgte nur an dem auf 

 der Unterseite befindlichen Instrument, also als Ausdruck der Spalt- 

 öffnungstätigkeit. Dasselbe wäre auch durch die K()l)altprobe oder durch 

 Wägung gezeigt worden, nicht aber durch das Hornhygroskop. Die 

 Kobaltprobe ist von Stahl nach zwei Richtungen ausgewertet worden, 

 nämlich um den Effekt bei Blättern, die vollkommen zwischen Glasplatten 

 eingeschlossen waren, in ein bis zwei Minuten zu erkennen oder in der 

 Weise, daß das Reagenzpapier von einem kleinen auf dem Blatte be- 

 festigten (iefäß bedeckt war. Diese beiden Anwendungsarten analogisieren 

 im großen ganzen das Hörn- und das Yucca-Hygroskop, wobei jedoch zu 

 bemerken ist. daß das erstere empfindlicher ist als die Kobaltmethode, 

 wogegen zugunsten dieser ins Gewicht fällt, daß Beobachtungen, welche 



F. Darwhif' Yucca- 

 Hygroskop in der 

 Aufsicht. 



