Gas- und Wasserbewegiiug in ilcr Pflanze etc. ^«7 



mit einer bestiminteii CoClo-Lösung und einer bestimmten Filtricrpapi.'r- 

 sorte angestellt wurden, vergleichbarer sind als die Ablesiing«'n mit 

 zwei Hygroskopen, daß ferner die Herstellung, Haltbarkeit und Mani- 

 pulation des Kobaltpapieres leichter ist. Kin IHatt der (;art«'nclirysanth«'mc 

 gab auf Kobaltpapier zum Teil einen roten Abdruck, wiihrcnd do- andcn« 

 Teil des Papieres blau blieb; die Ablesung des Ilorniiy-r()skopi'.s cr-ab 

 für die blauen Partien die Zahl 7, für die roten i;i, d.ii. also das lloin 

 hygroskop zeigt noch Transpiration in dem Teile des Plattes an, wtdclier 

 Kobaltpapier unverändert blau lieli. Die Erhärtung der Ergebnisse all.T 

 Methoden erfolgt schließlich durch Wägung. 80, wenn z. P. ein Platt auf 

 seiner spaltöffnungsführenden Obei-fläche mit Waclis bekleidet ist: 

 Wägung ergibt die \'erdunstung seitens der Kutikula und so ist eine 

 Korrektur der Wägungen eines Plattes möglich, das auf der stomatalox-u 

 Fläche mit Wachs bedeckt ist. Natürlich gewinnt man so nicht absobit 

 genaue Werte, aber immerhin die besterreichbaren. Darwin klassifiziert 

 die Empfindlichkeit der verschiedenen Methoden folgendermaßen: 1. Ver- 

 gleichende Wägung, 2. Yuccahygroskop und Kobaltmetliode (bei lang- 

 dauernder Exposition), 8. Hornhygroskop, 4. Kobaltmethode (kurze Exposi- 

 tion), 5. mikroskopische Untersuchung des unverletzten lüattes. Die mikro- 

 skopische Methode ist von L^^/i) modifiziert worden, indem die Oberhaut 

 vom lebenden Platte abgezogen, ganz kurz in absoluten .Mkohol einge- 

 taucht und dann unter dem Mikroskop betrachtet wird. Diese .Vrbeits- 

 weise, welche hauptsächlich bisher bei FoiKiuiera splendens und \'erbena 

 ciliata erprobt wurde, soll an der toten, fixierten Epidermis genau die 

 Spaltenweite fixieren, welche am lebenden Platte im Momente des .Vb- 

 tötens vorhanden war. 



F. JJcDwin und D. F. M. Per^^; -) beschrieben einen weiteren leistungs- 

 fähigen einfachen Apparat zur Peurteilung der Spaltöffnungsweite, das I'oro- 

 meter (Fig 157 und 157a): Eine kleine glockenförmige (ilaskamnu'r mit 

 breitem Rand wird auf der spaltöt'fnungsführenden Fläche des Plattes L. be- 

 festigt. Ein Kautschukschlauch verbindet C mit einem T-Rohrr7') ans (das, 

 dessen langer Schenkel graduiert ist und in ein (iefäß mit Wasser, I', 

 taucht. Der kurze Schenkel links trägt einen Kautschukschlauch. der 

 durch die Klammer M verschließbar ist. Nachdem die Giaskamnier auf 

 dem Platte (mit Gummi) angekittet ist, wird in der Ilichtung des 

 Pfeiles angesaugt und dann der <^)uetschhahn M geschlossen, wodurch 

 aus dem Wassergefäß eine Wassersäule, etwa bis A, emporsteigt. Durch 

 die Spaltöffnungen wird in den luftverdünnten iJauni in (' Luft einge- 

 saugt und die Wassersäule fällt bis zu Tunkt />'. Durrh wiederholtes An- 

 saugen kann die Wassersäule wieder zum Steigen gel)raclit und die 

 Peobachtung beliebig oft wiederholt werden. Die Zeit, wehlie verstreicht, 

 während die Säule etwa von J nach li sinkt, wird n«'ti.if und s,, .in,. 



') F. E. Lloi/d, Cariiegic Institution. Washington IDÜH. I'nbliration Nr. 8^. 

 -) F. Darwin and M. Pertz, Proceed. of thc r. See. B. Vol. 84. p. 136 (1911). 



