864 



Viktor Gräfe. 



aus Stahl von IV2 Zoll (englisch) Durchmesser, wie wir sie auch hei der 

 Andersonschen Wage kennen lernen werden, welche untereinander nicht 

 mehr als ca. I i»r/ an Gewicht variieren. Diese versorgen durch ihre 

 Schwere einzeln eine einfache Fallklappe, welche so angebracht ist, daß. 

 wenn durch einen Elektromagneten ein Antrieb ausgeübt wird, eine 

 gleitende Bewegung entsteht, die einen Ball durch eine Röhre in eine 



Wagschale fallen läßt, 

 i''"K- "8. worauf sofort ein 



neuer Ball dessen 

 Platz auf der Gleit- 

 fläche einnimmt. An 

 dieser Fallseite ist 

 ein Stab angebracht, 

 an dem eine Schreib- 

 feder so adjustiert 

 ist, daß sie die Gleit- 

 bewegung in Tätig- 

 keitsetzt, d.h. immer, 

 wenn eine Kugel fällt, 

 zeichnet die Feder 

 mit Chromographen- 

 tinte eine feine verti- 

 kale Linie auf dem 

 Registrierpapier, das 

 durch einen rotieren- 

 den Zylinder langsam 

 vorbeigeführt wird. 

 Die Pflanze wird in 

 der für Transpira- 

 tionsversuche übli- 

 chen Weise befestigt 

 und befindet sich im 

 Gleichgewicht auf der 

 Wagschale irgend 

 einer guten analyti- 

 schen Wage, während 

 das Transpiroraeter 

 daneben adjustiert 

 ist. Wenn die Pflanze 

 bei der Transpiration Wasser abgibt, erhebt sich diese Waagschale und 

 berührt auf der Höhe ihrer Schwingung einen Draht, wodurch ein elek- 

 trischer Strom geschlossen wird. Dieser setzt einen Elektromagneten in 

 Tätigkeit, welcher dann das Gleiten der Bälle bewirkt und eine Kugel 

 in die Wagschale fallen läßt; diese wird dadurch sofort herabgedrückt 

 und der Strom mithin unterbrochen. Dadurch entsteht ein /eichen auf 



Gnnongs selbstregistrierendeg Transpiroraeter. 



