Gas- und Wasserliewegiiug in dor Pflanze etc. SGÖ 



dem Registrieipapier. Dieser Vorgang- vollzielit sich daim jcdt-smal. vmmiii 

 die Pflanze 1 c/ Wasser verloren hat. Die llcgistriertnininicl dreht sich 

 einmal in 24 Stunden um ihre Achse und das l'apier ist in nmnericrtc 

 Abschnitte rastriert, welche den Stunden entsprechen. Diese Räume sind 

 wieder in 12 Teile untergeteilt, von denen also jeder ö .Minuten ent- 

 spricht. Jeder von ihnen ist 1 mm breit, so dali man idso auch gewöhnHches 

 Millimeterpapier verwenden kann. Diese Teilstriche wiederum künuen leicht 

 abgelesen werden, so daß man durch Schätzung auch Zwischeiiriiiime von 

 einer Minute bestimmen kann. Daher ist es möglich, von der Trommel 

 direkt die Zahl der Minuten abzulesen, welche vergehen, widirend die 

 Pflanze lg Wasser verliert, welche Zahlen leicht in andere Daten umge- 

 wandelt werden können. Nach horizontale)- Kichtung ist das Papier in 

 7 Räume geteilt, welche durch Anfangsbuchstaben bezeichnet werden, die 

 je einem Tage der Woche entsprechen. Die Feder gleitet auf dem Staix-, 

 welcher 7 Einkerbungen enthält: jeden Tag. wenn die Pflanze (alle 

 24 Stunden) begossen und das ITirwerk aufgezogen wird, gleitet die Feder 

 dem Stabe entlang-, um eine Einkerbung tiefer. Jeder Streifen des Registrier- 

 papiers reicht daher für eine Wochenarbeit. Der Dreifuliständer des 

 Apparates ist nach der Höhe verstellbar und kann entsprechend eingestellt 

 werden, während des Gebrauches wird die Apparatur von einer Glasglocke 

 bedeckt arbeitend gelassen. Für den (iebrauch im Freien ist es besser, 

 den Gewichtszylinder und die Registriertrommel getrennt aufzustellen, so 

 dal) man die letztere an behebigem Orte, im Laboratorium, im Zimmer etc. 

 placieren kann, während das Meßinstrument beliebig entfernt davon arbeitet. 

 Die Gewichte sind gewöhnhch Grammgewichte , aber es können natürlich 

 auch leichtere oder schwerere Verwendung finden. 



Der Apparat 7Vawse«7/s besteht aus einem Hygrotherm(»L;ra|»h . einem 

 Chronographen, einer chemischen Wage, (Jewichtssenkvoirichtungen inid 

 Bespritzvorrichtungen, er ist besonders für mehrere gleichzeitige j>euli- 

 achtungen geeignet, indem hier mehrere Federn an dem Chronographen 

 befestigt sind, so daß man die gleichzeitige Arbeit mehrerer Instrumente 

 vermeidet, was nicht nur wegen der geringeren Kosten , sondern auch des- 

 halb wünschenswert ist, weil dadurch die Fehlei-(|uelle vermieden ist, die 

 durch mehrere Uhrwerke hervorgerufen wird. Der Chronograiih hat eine 

 achttägige Bewegung und aktiviert einen horizontalen Zylinder von l.').-;»/ 

 Länge und lo cih Durchmesser: die Federn ziehen eine ununterbrochene 

 Linie, außer wenn sie durch einen Elektromagneten beiseite gezogen wer<len. 

 Das Instrument trägt vier Federn, es können aber noch vier dazu ange- 

 bracht werden. Durch Verlängerung oder Verkürzung <ier Fhi-feder kann 

 der Raum, welcher von der Feder begangen wird, von -J nui> auf ;"> >»w» 

 geändert werden; in letzterem Falle macht der Zylinder in ca. 1 TaLreii 

 eine volle Umdrehung, verwendet wird ein Streifen gewöhnlichen Milli- 

 meterpapiers. Wie in Ganongs Transpirograph h;ingen die Aufzeichmingen 

 der Wasserverluste mit der Tätigkeit eines elektrisch betriebenen Mecha- 

 nismus zusammen, welcher ein be.stimmtes (Jewicht in (Jestalt eines kleinen 



Abderhalden, Handbuch der liioc-bemischi>n Arbeit.xmethoden. VII 55 



