Gas- luid W asscrliewegiiiig in dor Tflanzf etc. j^--, 



leicht und vollkomiiieu zeutriort sind, lu-sitzcii cinr j,'ciiM'iii>;iiiir AcIim-. 

 deren Enden schmale Zylinder vorstellen, wciclic auf den umnannten (ila.<.- 

 platten rollen. Über das kleinere Rad läuft eine Seidcnsclinur, dl«« eiiier- 

 seits die Versuchspflanze, andrerseits ein im unteri^ctaiichten Zustand«- im 

 Gleichgewicht sclnvimmendes Aräometer trägt. Dieses besteht ans einem 

 halb mit Quecksilber gefüllten Fläsclichen mit einem gut schiiei'.end.-n 

 Stöpsel, in dem eine Glasröhre eingekittet ist. Die Seideii.schnur ist mit 

 gekochtem Wachs geglättet, so daß die Reibung möglichst verringert ist. 

 Wenn die Pflanze beim Transpirieren Wasser abgibt, sinkt das Aräometer. 

 indem es genau diejenige Wassermenge verdi'ängt, welche durch Tran- 

 spiration am anderen Ende verloren gegangen war. Natürlich inui; die Sehnui-. 

 welche durch die (Hasröhi-e des Aräometers läuft und dort befestigt ist. 

 gegen hygroskopische Änderung ihrei' Länge und sorgfältig gegen He- 

 rühruiig mit Wasser geschützt sein. Wenn beispielsweise der (Querschnitt 

 des Zyhnders 1 cm^ beträgt und sinkt das Aräometer 1 n,i, so hat die 

 Pflanze 1 cm^ "= l g Wasser verloren. Das größere Rad dreht sich und eine 

 darüberlaufende gespannte Schnur, die mit einer Schreibfeder in \erbin- 

 dung steht, gestattet die Aufzeichnung der Drehung auf einem rotieremh'ii 

 beruhten Zylinder, wie das bei einem Auxaiiometer geschieht. Wenn der 

 Apparat ordnungsgemäß behandelt wird, zeigt er nur einen Mangel, munlich 

 die Trägheit der Radlast. Die Achse dreht sich leichter, als dies auf Kugel- 

 lagern möglich wäre. 



Reibung ist praktisch keine vorhanden, das einzige, was dei- voll- 

 kommenen Leichtigkeit der Bewegung Eintrag tut. ist die Oberflächen- 

 spannung des Wassers: aber selbst ihr theoretisches .Maximum ergäbe 

 noch keinen sehr beträchtlichen Fehler und jedenfalls ändert sie sich kaum, 

 wenn die Röhre sinkt, sobald diese nur gleichmäliig und rein ist : natüi- 

 lich muß Zug und unregelmäßige Rewegung vermieden werden. E> können 

 sowohl Topfpflanzen als auch Wasserkulturen verwendet werden ; von der 

 Enge der Glasröhre hängt die Empfindlichkeit des .\pj)arates ab. eine 

 dünne Röhre ist geeignet, wenn die Beobachtungsintervalle sehr kurz sind. 

 sonst sinkt das Aräometer so rasch, daß es sehr bald den Hoden erreicht. 

 Wenn der Durchmesser ca. Vs <^"'" beträgt, sinkt es ,s rtn tief bei eiiuMn 

 Wasserverlust von bg seitens der Pflanze. Wenn das Aräonu'ter gesunken 

 ist, steigt das Wasser ein wenig, aber das ist keine Felderi|uelle, weil da> 

 Wasser in demselben Gefäß war. als die Bewegungseiidieiten beim Messen 

 der Abstände auf dem berußten Zylinder bestimmt wurden. Bei den Mes- 

 sungen wird eine Genauigkeit von Ol mm erreicht. Es ist nicht zweck- 

 mäßig, das Rad höher zu belasten als mit :'.ö h/. 



Beobachtung des Transpirat ions.^tromes. 

 Um in kleineren Pflanzen den Wasserstrom festzustellen, können wir 

 L die Arbeit der Wurzeln in Betracht ziehi'ii. also das. was man Wnrzel- 

 druck nennt, oder die Saugung durch den SpioH. Wenn wir auf «Ion Wurzel- 

 stumpf einer Pflanze, z. B. einer Fuchsie, einen DrinkniesMUigsapparat l>e- 



