876 



^'iktor Gräfe. 



festiiien. so wird das ^yassel^ welches aus dem Stumpf herausgepreßt wird, 

 imstande .sein, das (^)ueeksilber des einen Manometerschenkels in die Höhe 

 zu drücken; wenn man gleichzeitig an dem Sproß derselben Versuchspflanze 

 ein Potometei- anbringt, so kann man auch die Saugung durch den Sproß 

 feststellen. Durch die gewaltsame Trennung von Sproß und Wui'zel voll- 

 ziehen sich aber Vorgänge, die ein Urteil von den Erscheinungen bei den 

 g-eti-ennten Pflanzenteilen nicht mehr auf die bei der intakten sich voll- 

 ziehenden \'orgänge übertragen lassen; es empfiehlt sich daher, für solche \'er- 

 suche einen von 0. W J)arl>isJnre'^) beschriebenen und Pinometer (Fig. 184) 

 genannten Apparat zu benutzen, welcher mit Pflanzen zu arbeiten gestattet, 



Fig. 184. 



Darbishires Pinometer. 



bei denen diese Lostrennung von Sproß und Wurzel nicht vollkommen er- 

 folgt ist, sondern wo die beiden durch ein Verbindungsstück des Apparates 

 in Konnex stehen, so daß, obwohl die Pflanze entzweigeschnitten ist. doch 

 die Sproßsaugung mit dem Wurzeldruck und umgekehrt verbunden ist. 

 Das Pinometer besteht aus einer geraden Glasröhre h — d, an welche ein 

 anderes kurzes Glasrohr c—f schräg angeschmolzen ist. An der entgegen- 

 gesetzten Seite ist ein U-Rohr mit schiefem Verbindungsstück ange- 

 schmolzen (a~e). Der Apparat besitzt also hier 4 Öffnungen, nämlich 

 a, h, c, d. Die lichte Weite der für das Pinometer verwendeten Glasröhren 

 hängt ausschließlich von der Sproßdicke der V^ersuchspflanze ab, ist unge- 



♦) 0. V. DarUshire, Botan. Oaz. Vol. 39. p. 356 (1905). 



