Gas- nnil AVasserbewcguiig in lior rfl;in/e elf. 



H79 



festigte Manometer zeigte sehr bald Wurzeldruck, das des ohenMi riiio- 

 meters P, Saugung von selten der beiden Spioßtcilc an. Wiirzcldnick und 

 Sproßsaugung können also hier gleichzeitig beol)achtet werden. l».-i l'ntor- 

 schied im Aussehen der Blätter an den beiden Sproliteilcn war sehr auf- 

 fallend. Die Blätter des oberen Sprol'.toiles waren tot, hier war ein starker 

 Zug am unteren Ende vorhanden. Die Blattei- des mittleren Sprosses waren 

 frisch, da hier am unteren Ende ein Druck vorlag, obzwar das untere I'ino- 

 meter von dem oberen nur durch zwei Zoll etwa getieinit ist (zwischen 

 «2 und b^). Nach vierzehn Tagen zeigte eine neuerliche .Vblesung eine 

 Differenz von 18 mm in der Höhe der beiden Quecksilbersäulen im unteren 

 Pinometer, was einen Druck von selten der Wurzel anzeigte, und eine 

 Differenz von 20 mm im oberen Pinometer, eine Sauguiig seitens des 

 Sprosses anzeigend. Auch mit drei Pinometern wurde an einer Kuclisie ein 

 Versuch ausgeführt. Nach einiger Zeit zeigte das untere Tinometer Wurzel- 

 druck mit einer Differenz von 31 mm der Quecksilbersäulen, das mittlere 

 zeigte Saugung mit einer Höhendifferenz von So mm und das obere Pino- 

 meter ebenfalls Saugung mit 63"5 >»»< Differenz. Die Zahlen waren am 

 nächsten Tag in Millimetern: 39 (Zunahme um Snim). 127-2 (also 42-2) 

 und 128 (d. i. 64-Ö). Die zwei unteren Pinometer befanden sich unterhalb 

 der untersten Zweige. Das hier beschriebene Pinometoi- ist vor allem für 

 Vorlesungs- und Demon- 

 strationsversuche geeig- 

 net. Natürlich ist das 

 Ansetzen des Pinometers 

 an einen Fuchsiensproß 

 für diesen keinesfalls 

 gleichgültig. Jedenfalls 

 ist es mittelst des Pino- 

 meters möglich , die 

 Beziehungen zwischen 

 Wurzeldruck und Sproß- 

 saugung deutlich zu 

 machen. 



Das von 0. Ren- O. Uennera Potom.ter. 



ner'-) zur Messung der 



Wasseraufnahme benützte Potometer (Fig. 18t)) besteht aus einem zh-ndn-h 

 engen T-Stück, in das der \'ersuchssproß durch enge kurze Schlauchstiicke 

 luftdicht befestigt ist; diese müssen unter Umständen noch durch Be- 

 streichen mit Pumpenfett besonders gedichtet werden. Mal man mehrere 

 Schlauchsorten verschiedener Lumina, so lassen sich Kombinationen für 

 die verschiedenste Dicke der Versuchsobjekte herstellen. l>a< Darid.er- 

 schieben der Schlauchstücke über den Stammteil geschieht unter NNas.^er. 

 worauf unter W^asser die Schnittfläche erneuert wird. .Vuch durch Ab- 



Fig. 186. 



>) 0. Renner, Flora, Bd. 3 (n. F.). S. 173 (li)ll). 



