380 Viktor Gräfe. 



schälen dei- lünde läßt sich das Objekt in den Schlauch einpassen. Der 

 Sprol) wird nun unter Druckanwcndun^' an seinem Kautschukbesatz in 

 das enge T-Rohr einoeschraul)t. An den horizontalen Arm des T-Stückes, 

 dessen enges Lumen Temperaturschwankungen weniger empfindlich fühl- 

 bar macht, ist eine ca. 1 m lange Kapillarröhre angesetzt, deren ca. 

 1 ww2 starke lichte Weite möglichst konstant im ganzen Verlaufe einge- 

 halten sein soll. Am anderen p]nde derselben ist ein Kautschukschlauch 

 mit Quetschhahn angebracht, der in das SauggefäU taucht. Am unteren 

 Ende des T-Stückes befindet sich ein Dreiweghahn, der mittelst eines 

 längeren Kautschukschlauches die Verbindung mit einem wassergefüllten 

 Trichter herstellt, der sich in gleicher Höhe mit dem Versuchssproß be- 

 findet. Die seitliche Bohrung, welche den Hahn zum Dreiweghahn macht, 

 und die gewöhnlich durch einen zugedrückten Schlauch geschlossen ist, 

 gestattet Luft auszutreiben, wenn solche aus dem Trichter ins Potometer 

 gelangt ist. Durch Ansaugen des T-Rohres wird die Kapillare vom Saug- 

 gefäße her mit destilliertem Wasser gefüllt, dann wird soviel Wasser wieder 

 abgelassen, bis vom T-Stück her eine als Index dienende Luftblase in die 

 Kapillare eintritt, worauf der Schlauch durch den Quetschhahn verschlossen 

 wird. Jetzt läßt man vom Trichter aus mittelst des Dreiweghahnes Wasser 

 in die Kapillare eintreten, wodurch die Luftblase zwischen zwei Wasser- 

 säulen eingeschlossen ist und nun durch ihre Bewegung als Index dienen 

 kann. Die Pflanze wird eingesetzt, der Schlauch zwischen Kapillare und 

 Sauggefäß geöffnet und durch Manipulation mit dem Trichter die Luft- 

 blase an eine bestimmte, beliebige Stelle zurückgeschoben. Stößt die Pflanze 

 Wasser aus, so wird die Luftblase vom T-Stück weggeschoben und läßt 

 sich durch Senken des geöffneten Trichters unter das Niveau des Saug- 

 gefäßes oder durch Ansaugen des sonst abgeklemmten Schlauchstückes am 

 Dreiweghahn wieder einstellen. Werden bei kräftiger Saugung längere Zeit 

 keine Ablesungen gemacht, so wird der Schlauch der Kapillare abgeklemmt, 

 der Trichter geöffnet und so der Index eingestellt. Zwischen Kapillare 

 und deren Saugschlauch kann auch mittelst eines Dreiweghahnes an einem 

 abwärts gerichteten Arm ein Widerstand wie eine mit Quecksilber ge- 

 füllte Piöhre oder ein blattloses, in Wasser tauchendes Zweigstück als 

 Widerstand in die Saugbahn eingeschaltet werden, so daß nicht aus dem 

 normalen Sauggefäß, sondern aus der unter Quecksilber- oder Zweigwider- 

 stand stehenden Röhre das Wasser genommen wird. Zur gleichzeitigen 

 Messung von Wasseraufnahme und Transpiration wird ein wägbares, aus 

 T-Stück und langer Kapillare bestehendes I'otometer ohne Sauggefäß ver- 

 wendet und die Regulation der Indexluftblase durch einen in dem unteren 

 Teil des T-Stückes verschiebbaren Glasstab besorgt. Die Weite des Ka- 

 pillarlumens mult genau bekannt sein und die P)estimmung geschieht durch 

 Wägung einer Quecksilberraenge, deren Länge am Maßstab der Kapillare 

 vorher gemessen wurde. 



Wurde statt eines Zweiges eine bewurzelte Keimpflanze (Phaseolus multi- 

 florus) verwendet (Fig. 187), so wurden die Pflanzen in großen Gefäßen mit 



