SS2 



Viktor Gräfe. 



Reihe von Zahlen, die den vom Zweig- in einer bestimmten Zeit absor- 

 bierten Wassermengen entsprechen. ^Yenn die Ablesung z. B. 10" ist, 

 deren reziproker Wert Ol ist, so ist die Absorption = 100, bei 5" = 200, 

 20" = 50 etc. Die wirklichen, diesen Zahlen entsprechenden Wassermengen 

 variieren entsprechend dem Lumen der Röhre. Die Zahl 100 z. B. in 



Fig. 188. 



a rechtwinklig nach aufwärts. 6 nach abwärts gebogener 

 Köhrenschenkel, c Napf mit Wasser, rf Untersatz. 



r 



Vergrößerung des Darwinschen 

 Potometers. 



Darwins Versuchen bedeutete 

 eine Quantität Wasser zwi- 

 schen 4 und 8 g pro Stunde. 

 Bei jeder Ablesung tritt eine 

 kleine Luftblase ins Potometer 

 ein und diese Luftblasen ver- 

 einigen sich bei / und können 

 durch fallweises Entfernen 

 des Stöpsels e und Auffüllen 

 mit Wasser entfernt werden. 

 In seltenen Fidlen gelangen 

 auch Luftblasen unter den 



Zweig im Schenkel a, w^as 

 freilich eine bedenklichere Fehlerquelle ist. Der Aufstieg der Luftblase 

 in das Ende von b begegnet einigem Widerstände, infolgedessen tritt sie 

 nicht ruhig, sondern mit einem Ruck ein und ruht erst, nachdem sie 

 eine kleine Strecke in der Röhre zurückgelegt hat. Daher darf man die 

 untere ]\Ießmarke für die Wegstrecke der Luftblase nicht unmittelbar am 

 Ende von />, sondern etwas weiter oben anbringen. Die ganze Strecke b, c 



