884 



Viktor Gräfe. 



Fig. 190. 



Fig. 191. 



einer in Erde oder Wasser gezogenen Pflanze (Fig. 190) {W. Pfeßer. Pflan- 

 zenphysiologie, Bd. I. 8. 2o8) wird mittelst Kautschuks, der gut mit Draht 

 oder Bindfaden umwickelt sein muß, das Glasrohr t angepaßt, in welches 

 mit Hilfe eines Kautschukstöpsels das in eine Kapillare ausgezogene Glas- 

 rohr (j eingesetzt und die Kapillarspitze so abgeschmolzen wird, daß keine 

 Luft im Apparate bleibt. Durch Herunterschieben von g kann man das Queck- 

 silber im ^Manometer steigen machen und so die Erreichung der endlichen 

 Druckhöhe beschleunigen. Statt f/ kann man auch vorteilhaft einen Glashahn 

 verwenden (Fig. 191). Statt des Manometers kann man sich auch des abwärts 

 gebogenen Rohres r bedienen, das die Blutungsflüssigkeit in den Meß- 

 zyhnder h führt, der durch den perforierten Kork n (nicht luftdicht) ver- 

 schlossen wird. Mit Hilfe 

 eines Gummistopfens kann 

 man ein Manometer oder 

 ein Ausflußrohr an das an 

 einem Stamm angebrachte 

 Bohrloch einsetzen, wofür 

 die von Schivendener ver- 

 wendeten pfriemförmigen 

 Einsatzstücke mit seitlicher 

 Bohrung geeignet sind. 

 Baranetzhj ^) verwendet fol- 

 genden selbstregistrieren- 

 den Apparat, der auf dem 

 Prinzip des Schwimmers 

 beruht 



welcher mit dem 



PfcJJeti AiJp.arat zum Messen des 

 Blutungsdruckes. 



Pfeffers Instrument zum 

 Messen des Blutungs- 

 druckes. 



steigenden Niveau der 

 Flüssigkeit in einer Röhre 



gehoben und mit schreibendem Zeiger versehen ist 

 (Fig. 192j. Die Röhre a ist eine S — 10 mm weite kali- 

 brierte Bürettenröhre . h ein 2 nwt weites ebenfalls 

 kalibriertes Röhrchen, die beide durch das dreiarmige 

 Röhrchen r miteinander verbunden sind, dessen freier 

 Arm durch ein Stückchen mit Quetschhahn versehenen Kautschukschlauches 

 überzogen ist. Die beiden Röhrchen a und h sind in zwei Querbalken d 

 aus Kork mit dem dieselben verbindenden Stock c parallel gegeneinander 

 unverschiebbar befestigt. Durch das Halterstück h, das am Stock c be- 

 festigt ist, kann die ganze \'orrichtung in vertikaler Lage fixiert werden, 

 worauf durch Eingießen von AVasser aus einer Bürette in die Röhren 

 die Länge der "Wassersäule bestimmt wird, welche 1 cm'^ Wasser in den 

 kommunizierenden Röhren einnimmt. Wenn die Röhren so weit sind, 

 daß 1 an^ Wasser eine Säule von 25 — 26 mm Länge bildet . wobei das 

 Steigen des Niveaus um ^/imni O'l cm^ entspricht, so können Hundertstel 



') J. Baranetzhi, Abhandl. d. naturf. Ges. zu Halle, Bd. 13. S. 19 (1873). 



I 



