890 



Viktor Gräfe. 



Glasschälchen des Lundegardhschen Apparates zur Bestimmung 

 der Permeabilität. 



ZU verlieren. Zur Aufnahme des Objektes dient ein mit Zu- und Abfluß- 

 rohr versehenes Ghissdiälehen (Fig. 195). Dieses ist rund mit^ o c>^/ Durch- 

 messer. 1 rni Höhe, oben am Rande mattgeschliffen und mit zwei seitlichen 



Röhren (Z und A) am 

 *'i8i95- Boden versehen. In den 



Boden ist ein Platindraht 

 eingeschmolzen. Auf diesen 

 Draht wird ein Korkstück 

 von 6 — 8 mm Höhe be- 

 festigt (K) und mit Pa- 

 raffin getränkt. In nun 

 Abstand von diesem Kork- 

 stück wird ein Bänkchen B 

 von Paraffin , ebenfalls 

 6 — 8 miN hoch, am Boden 

 festgeschmolzen und außerdem wird, um den freien Inhalt der Schale 

 möglichst zu verkleinern, ringsum etwas Paraffin P gegossen. Zur genauen 

 Temperaturbestimmung wird ein besonders konstruiertes Thermometer 

 (Fig. 196 und 197) benutzt, dessen ring- 

 förmig angeordnete Kugel in die Schale 

 eingesenkt wird. Oben ist in das Kork- 

 stück mit einer Nadel ein enges Loch 

 gebohrt und hier wird das Objekt 

 mittelst einer eingestochenen dünnen 

 Platinnadel befestigt, so daß seine Spitze 

 auf dem Paraffinbänkchen ruht (w). 

 Während der Untersuchung wird ein 

 großes Deckgläschen (24 x 32 mm) auf- 

 gelegt, jedoch so. daß an jeder Seite 

 eine freie Spalte entsteht (D = Deck- 

 glas ). was für das richtige Funktionieren 



Fig. 19G 



Fi 



197. 



beim Durchströmen der 



Flüssigkeit 



wichtig ist. Die Schale steht auf dem 



Objekttische des Mikroskops und wird 



hier durch zwei Klemmen, die auf den 



seitlichen Röhren liegen . festgehalten 



(Fig. 1 98 a). Die Röhren sind etwa 6 cm 



lang, das eine rechtwinklig gebogen. 



mit einem dreigeteilten Geißler^^^chen 



Glashahn versehen. Das eine Zuflul)- 



rohr derselben steht mit einem Glas- 

 behälter für destilliertes Wasser in stetiger Verbindung (d), das andere 

 kann mit den Behältern oder Trichtern für die plasmolysierenden Agen- 

 zien und die zu untersuchenden Flüssigkeiten verbunden werden (h). 

 Das Ableitungsrohr der Objektschale o ist am Ende etwas aufwärts ge- 



Thermometer der 



lAindegardhachen 



Apparates von der 



Seite gesehen. 



Thermometer des Lunde- 



ijn rd/( sehen Apparates vou 



oben gesehen. 



f 



