Eine mikroskopische Methode zur Bestiiuiming des Molekulargewichtes. 



V> 



von Leitz (Brennweite 18 mm) und einem Iiohr von 23 mm lichter Weite 

 soll die Glasplatte 16 mm, breit sein. Hier könnte man auch wohl eiu 

 schw^icheres Objektiv benutzen. Die Kapillaren liegen am besten mit ihren 

 Enden auf zwei etwa IV2 mm dicken Querstreifen aus Glas, die auf die 

 Platte C gekittet sind; in dieser Weise sind die Tropfen ringsum von 

 Wasser umgeben. 



Die Platte C wird durch eine Spiralfeder aus Kupferdraht D gegen 

 die Wand des Rohres gedrückt, und zwar befindet sich die Spiralfeder an 

 einem Ende, wo sie die Beobachtung nicht stört. Zur beiiuemeren Hand- 

 habung liegt der Apparat in einem passend ausgeschnittenen Holzblock, 

 der entweder an der Unterseite eingefettet ist oder mit Siegellack auf 

 einer Glasplatte befestigt ist, so daß der Apparat leicht über den Mikro- 



Vig-i- 



skoptisch gleitet. Das kochende Wasser fließt aus einem kleinen Wasserbade 

 mit konstantem Niveau zu, Avelch letzteres von einem viel gi-ößereu Wasser- 

 bad mit heißem Wasser gespeist wird. Das Abflußrohr aus (Junnni hat 

 eine Klemmschraube zur Regulierung des W^asserstromes. 



Zur Ausführung einer Bestimmung bringt mau die Kapillai-cn mit 

 den Vergleichslösungen verschiedener Konzentration in den Apparat und 

 leitet Wasser ein, bis die Temperatur auf 70—95" gestiegen ist und inner- 

 halb 1—2« konstant bleibt. Dann führt man die erste Messung aus und 

 wiederholt sie nach 5—15 Minuten. Mit Anilin und Benzaldehyd ist bei 

 90" für Konzentrationsunterschiede von 2— liVo V2 Stunde nötig: Nitro- 

 benzol erfordert mehrere Stunden. 



Es seien einige Beispiele angeführt. 



I. Bestimmung des Molekulargewichtes von Diphen.vlamin 3;'.-8 r/ 

 pro Liter mittelst Triphenylmethan in Athylendibromidlösuug. 



