•>•> 



R. Siebeck. 



gesättijrte Lösung aufnimmt, wonn sie wieder mit Lult gesättiiit wird. 

 Damit in einem kleinen Volumen ein rcichlieher Sauerstoffvorrat gegeben 

 ist, suspendiert mau in der Lösung kernlose, nicht merklich atmende rote IJlut- 



köiperchen. die mit Sauerstoff ijcsiittigt 

 ^'B- ^- sind. Wird der Sauci'stoff verbrauch kern- 



haltiger, roter lllutkörperchen unter- 

 sucht, so dienen diese selbst gleichzeitig 

 als Sauerstoffträger. 



Apparate. Zum Versuche werden 

 die Zellen oder Organe mit der Nähr- 

 lösunu' in ein Oxydationsröhrchen 

 Licbracht (Fig. 6). Das eine Knde.des 

 lUtlirchens. dessen (irölie nach den Ver- 

 suchsbedingungen gewählt wird . kann 

 durch einen eingeschliffenen (ilasstopfen 

 (a) luftdicht verschlossen werden. Am 

 andern, verjüngten Ende ist ein Glas- 

 hahn (h) angesetzt, der das Köhrchen 

 mit einer etwa 5 — 7 c»i langen, unten 

 spitz auslaufenden Kapillare verbin- 

 det (c). Über die Größe des Köhrcheus 

 vgl. S. Hl f. 



Zur Analyse wird an ein Barcroß- 

 sches Manometer') ein Absorptions- 

 gefäß angeschlossen (Fig. 7). Das Glas- 

 gefäß fo^ wird dui'ch den eingeschliffenen 

 Stopfen fh) verschlossen . der ölten in 

 eine nicht zu enge (ilaskapillare aus- 

 läuft. Die Glaskapillare muß die gleiche 

 "Weite haben, wie das Manometerrohr, 

 an das sie durch einen dickwandigen 

 Gummischlauch (sogenannten Druck- 

 schlauch) fest angeschlossen wird. Die 

 A'erbindung wird am sichersten so her- 

 gestellt, dali man beide Glasrohre ein 

 gutes Stück (etwa 2— o rm) in den 

 Schlauch dreht, so daß in der Mitte 

 (ilas auf Glas kommt: man erkennt 

 das an dem eigentündichen Knirschen. 

 Dann zieht man das eine I\ohr ein 

 klein wenig zurück. Es ist be(|uem. den 

 (iummischlauch stets am Manometer- 

 asseii. Unter Umständen (wenn mnn stets gleiche Apparate be- 



Pig. 7. 



- a 



röhr zu I 



') Vgl. dieses Haudbuch. Bd. 3. S. 685. 



