Messung der Oxydatious- und Gärungsgeschwindigkeit in Zellen etc. 23 



nützt und wenn keine lieschmutzung' vor allem mit Bakterien zu befürchten 

 ist) kann man auch das Oberteil dos AbsorptionsgefälJes im Schlauche 

 stecken lassen. Unter diesen Bedingungen kann man auch nach Barcro/t 

 das Oberteil an das Manometerrohr anschmelzen. 



Aichung' der Gefäße. Der Inhalt der Gefäße, der bekannt .sein 

 muß, wird durch Wägung mit destilliertem Wasser von bekannter Tem- 

 peratur (am besten Zimmertemperatur) festgestellt. Das sorgfältig ge- 

 reinigte und getrocknete Oxydationsröhrchen wird halb mit Was.ser 

 gefüllt; man läßt ein wenig Wasser durch den Hahn und die Kapillare 

 ablaufen und füllt dann bis zum oberen Rande mit W' asser auf, wobei 

 man das Haftenbleiben von Luftblasen sorgiältig vermeiden muß. Schließ- 

 lich drückt man den Glasstöpsel in den mit Wasser gefüllten Hals ein. 

 Das so vollständig gefüllte Röhrchen wird auf einer gewöhnlichen Wage 

 gewogen. Danach öffnet man den Stopfen und läßt das Wasser durch Hahn 

 und Kapillare langsam abfließen bis oben an die Hahnbohrung. Ist das 

 Gläschen gut gereinigt und läßt man das W^asser langsam abfließen, so 

 bleibt kein störendes , jedenfalls ein ganz konstantes Quantum Wasser an 

 der W'and haften. Nun wird das Röhrchen zurückgewogen. Die Differenz 

 beider Gewichte gibt den Inhalt des verschlossenen Röhrchens bis zur 

 HahnbohruDg, genau das Volumen, das zur Rechnung erforderlich ist. 



Das Absorptionsgefäß wird gut gereinigt und getrocknet ge- 

 wogen, vollständig (ohne Luftblasen) mit Wasser gefüllt und wieder ge- 

 wogen. Das Füllen geschieht am besten in der Weise, daß man das offene 

 Gefäß bis zum Überlaufen füllt und dann (in einer größeren Schale) unter 

 Wasser den Stopfen aufdrückt. Auf diese Weise läßt sich leicht erreichen, 

 daß das ganze Gefäß, mit Stöpsel und Glaskapillare, vollständig mit 

 Wasser gefüllt ist. 



Es genügt, die Volumina etwa auf 1 — 2o/o genau zu bestimmen. 



Für die Berechnung der Resultate kommt es auf den (iasraum an. 

 der nach Einfüllen der Flüssigkeit aus dem Oxydationsröhrchen im Ab- 

 sorptionsgefäße und in dessen Verbindung mit dem Manometer besteht. 



Daher muß man auch den Inhalt des Manometers vom Niveau der 

 Manometerfüllung an bis zum Schlauchanschluß kennen. Die Aichung ge- 

 schieht durch Auswägen mit Quecksilber. 



Man kann auch die Gefäße in Verbindung mit dem Manometer aichen. 

 Man muß dann nur durch Auswägen mit Quecksilber bestimnu'n. welchen 

 Inhalt eine bestimmte Länge des Manometerrohres hat. (Man füllt etwas 

 Hg in das Manometerrohr, mißt die Länge der Säule an der Skala, giel'.t 

 dann das Hg ohne Verlust auf ein auf der Wage austariertes Schälchcn 

 und wiegt es.) Die mit dem Manometer verbundenen Gefäße M werden wie 

 bei der Analyse in das Wasserbad gehängt, Temperaturausgleich wird ab- 

 gewartet. Bei offenem Manometerhahn wird die Flüssigkeit in dem mit 



') Die Bestimmung wird genauer, wenn die Gefäße mit (einer gewogenen Menge) 

 Wasser gefüllt sind. 



