Messung der Üxydations- luul Gärungsgeschwindigkeit in Zellen etc. 29 



•etwa 1 cm hohe Schicht hildet , weil diese Schicht verhüten soll . dali die 

 uüterschichtete Losimo- aus den Röhrchen aus der Luft Sauerstoff auf- 

 nehme, während der Apparat zun^ AusgkMch der Temperatur im Wasser 

 hängt. 



Sind die Analysengefäße so gerichtet, so nimmt man die Oxydations- 

 röhrchen der Reihe nach, öffnet bei geschlossenem Hahn den Stöpsel, führt 

 die Spitze des Ausflusses an den Roden der Analy.st'ngefäl.e. unter die 

 Ammoniaklösung und läßt durch vorsichtiges Öffnen des Hahnes die Lösung 

 ganz langsam aus dem Röhrchen ausfließen. Arbeitet man mit der nötigen 

 Vorsicht, so läßt sich leicht erreichen, daß die Lösungen sich nicht 

 mischen, sondern die Ammoniaklösung ungefärbt über der Rdntkörperclu'ii- 

 suspension schwimmt. Nun bringt man die GefäljC, ohne zu schütteln, an 

 die zugehörigen Stopfen, drückt sie so fest ein. dal) der Schliff nicht 

 mehr gedreht werden kann. Die Manometer werden dann in das Wasser- 

 bad von Zimmertemperatur gehängt, man läßt den Hahn des Manometers 

 10—15 Minuten offen, mischt während dieser Zeit das Wasserbad gründ- 

 lich. Die Manometerfüllung in den mit dem Analysengefäße verbundenen 

 Schenkel wird auf eine bestimmte Marke eingestellt. Ändert sich dann der 

 Stand des j\Lnnometers nicht mehr, wenn der Hahn geschlossen wird, so 

 hat sich die Temperatur ausgeglichen, ^ian schüttelt nun die (Jefäße 

 energisch, vermeidet aber dabei die Gefäße mit der Hand anzufassen, um 

 sie nicht zu sehr zu erwärmen, und hängt die Apparate wieder in das 

 Wasserbad. Wenn die Temperatur sich ausgeglichen hat , was sehr 

 rasch der Fall ist, stellt mau die Manometer so ein. daß die Mano- 

 meterflüssigkeit in dem mit dem Gefäße verbundenen Schenkel an der 

 gleichen Marke steht, wie zuvor bei offenem Hahn, und liest den Stand 

 im freien Schenkel ab. Dann wird wieder geschüttelt, abgewartet bis zum 

 Temperaturausgleich und wieder abgelesen. Dies wird so lange wiederholt, 

 bis bei heftigem Schütteln keine Druckabnahme mehr erfolgt. Ist das der 

 Fall, so stellt man die Flüssigkeit in dem mit dem Gefäße verbundenen 

 Manometerschenkel genau auf die Marke ein und notiert den Stand im 

 freien Schenkel. Darauf öffnet man den Hahn des Manometers, stellt in 

 dem mit dem Gefäße verbundenen Schenkel wieder auf die ^Nlarke ein und 

 liest wieder den Stand im freien Schenkel ab. Die Differenz der beiden 

 Ablesungen gibt die Druckabnahme an, die das (ras in dem (iefidie bei 

 gleichem Volumen erlitten hat, als die Lösung wieder mit Luft gesättigt 

 wurde. 



4. Berechnung des Sauerstoffverbrauches. 



Es ist zu l)erechnen, wieviel Sauerstoff das Blut, das vor dem Ver- 

 suche mit Luft gesättigt war, aufnimmt, wenn es wieder mit Luft ge- 

 sättigt wird, oder genauer, wieviel Sauerstoff es mehr aufnimmt als das 

 ganz gleich behandelte, in dem aber kein Sauerstoff durch Zellatmnuii 

 verschwand (in dem entweder kein atmendes Organ sich befand oder in 

 dem die Atmung durch einen narkotischen Stoff unterdrückt war). Die 

 Absorption von Sauerstoff in der Flüssigkeit in dem durch das Manometer 



