3(» R. Siebeck. 



abgeschlossenen (ietalie bewirkt ciiir l)ni(kabnahnu\ Die Kohlensäure wiid 

 von der Ainmoniaklösunp: irebundi-n, das \ olinnen dai^ Gasraunies ist unver- 

 ändert, man kann also direkt ans der I>rnckat)nahiii(' und dem ^'oluul('n 

 des (iasraunies den Sanerstuftverbi-ancli bercciiniMi: 



( ).,-\'('ri)raucli = f-^ r— , 



Po.(l -f-at) 



wenn p die Druckabnalune ivgl. unten), v das \'olunien des (iasraumes, 

 p,, der mit der Manometerflüssi<;keit gemessene Atmosphärendnuk und t 

 die Temperatur des Wasserbades ist. Durch diese Formel w iid der Sauerstoff- 

 verbrauch angegeben . reduziert auf 0" und Atmosphärendruck ( lÖ.OoO //^;y/ 

 Manometerfl. = 050 mm Hg). Da das Volumen des (Jasraumes in Kubik- 

 zentimeter angegeben ist. bezieht sich die Zahl für ()o-\'erbraucli .aiu-h 

 auf Kubikzentimeter. 



Das Volumen des Gasraunies (v) wird folgendermaljen berechnet: 

 Zu dem durch Wägung mit Wasser festgestellten Volumen des Analysen- 

 gefäßes (vgl. S. 23) wird der Iidialt der Kapillare des ]\Ianometers vom 

 Verbindungsstück bis zum Stande der Manometerflüssigkeit addiert.') \'on 

 dieser Summe wird das Volumen der zugesetzten Flüssigkeit abgezogen : 

 1. das an der lUirette abgelesene Volumon der Ammoniaklösung: 2. das 

 Volumen der Suspension . die dem bestimmten Inhalte des ( )xydations- 

 nihrchens (bis zur Hahnbohrung) entspricht. Die Masse eines zugesetzten 

 (Jrganes muß eventuell von dem Inhalte des Oxydationsröhrchciis abge- 

 zogen werden. 



Die Druckabnahme (p) bedarf einer Korrektur. Die Lösung wird 

 bei der Analyse bei anderer Temperatur gesättigt als voi- dem \ersuche: 

 die IJlutkörperchen werden durch die Ammoniaklösung und das Sapouin 

 aufgelöst und das gelöste Hämoglobin bindet nicht die gleiche (iasmenge 

 wie das in den ülutkörperchen geiiundeue: in dem Analysengefäße wird 

 Kohlensäure (durch die .\mmoniaklösung) uebunden. Die Temperatur des 

 Wasserbades oder der Darometerstand können sich während der Analyse 

 ändern. Alle diese Fehler werden durch die genau unter gleichen P)e- 

 dingungcn vorgenommene Analyse des Kontrollröhrchens ausgeglichen, 

 wenn man von der Druckabnahme, die die Analyse der Versuchsröhrchen 

 ergab, die gleichsinnig abgelesene Druckänderung, die sich bei 

 der Kontrollanalyse ergal), abzieht. (Wenn dei- Druck bei dieser 

 Analyse ansteigt, so muß er zu der Druckabnahnu' hinzuaddiert werden.) 

 i)ie KontroUanalyse dient so zugleich als Thermobarometer. 



lienützt man ein besonderes Thermobarometer, so muß mau. wenn 

 die Analy.sengefäße sehr klein sind, bedenken, daß ein Fehler dadurch 

 entstehen kann , daß nicht der ganze Gasraum die Temperatur des Wasser- 

 bades, sondern die Kapillare des Manometers und ein Teil der Verbindung 

 (soweit er nicht unter W' asser steht) Zimmei-temperatur hat. Da ja das 



') Bei der Aicliung durch Horstclltiug eines Untcrdnickes erhält man unmittelbar 

 diese Summe. 



