u 



R. Siebeck. 



meter, vne S. 22 beschriebeu, verbuiuleji wird, ist an seinem unteren Ende 

 anfgetrieben nml zu einem auf ilas Gefäß passenden Stöpsel zutieschliffeu 

 (hj. Das Gefäß selbst ist kei^^elförmiir: an sciumi Uoden ist ein kleines, 

 unten geschlossenes Glasröhrchen (c) eingeschnu)lzen. in das man ein paar 

 nicht ganz bis zum oberen Kande reichende (daskapillaren setzt. Dieses 

 <iläschen dient zur Aufnahme der Lauge, die Kapillaren zur \'ergrößerung 

 ihrer < )berflaclie. Diese Form der Gefidie ermöglicht sowohl leicht Sätti- 

 gung der Lösung wie Absorption der gebildeten Kohlensäure. 



Zum \'ersuche wird über das äußere Ende des Röhrchens (O ein 

 (iummischlauch gezogen (a Fig. 18), der im unteren Teile der Länge nach 



gespalten ist, so daß er gut federt. An diesen 

 Schlauch schlagen die Federn des Schüttelappa- 

 rates an (Vgl. unten und Fig. 12). 



Für maiu-he L'ntersuchungen • erschien es 

 wichtig, während des \'ersuches, vor allem nach 

 dem Temperaturausgleich, Reagenzien an die 

 Zellen heranzuljringeu. Das ist leicht möglich, 

 wenn man an einer Seite der Gefäße eine kleine 

 Ausl)uchtung anblasen läßt (Fig. 14), in die man 

 die Reagenzien mit einer feinen Pipette füllt. 

 Im gewünschten Augenblick läßt man die Flüssig- 

 keit durch eine Kippbewegung überfließen. Es ist 

 zweckmäßig, vor dem Cbergießen den Scliüttel- 

 apparat abzustellen (vgl. unten), damit ein Über- 

 fließen sicher vermieden wird. 



Die Gefäße werden in der gewöhnlichen 

 Weise durch Wägung mit Wasser oder durch 

 Druckdifferenz geeicht. 



Die Einrichtung des Thermostaten ist 

 in Fig. 12 abgebildet. Die senkrecht stehende 

 Achse (a), die gut zentriert sein muß. wird durch 

 Schuurlauf von einem Motor getrieben. Die Achse 

 wird unten durch ein Lager in einem am Roden 

 des Thermostaten liegenden Rleikreuze, oben 

 durch ein verstellbares, am Thermostatengefäße befestigtes Stativ gehalten. 

 In ihrem unteren Teile trägt die Achse sechs Windflügel (b) zur ener- 

 gischen Mischung des Wassers im Thermostaten, in ihrem oberen Teile 

 ein in der Höhe verstellbares Drahtkreuz (c). An den Sprossen dieses 

 Kreuzes sind, verstellbar, Spiralfedern l)efestigt, die nicht zu stark sein 

 sollen, damit sie leichtem Drucke nachgeben. Dieser Apparat dient dazu, 

 die in dem Thermostaten hängenden (lefäße dauernd zu schütteln. 



Man muß vor dem Versuche auspiobieren, ob die Einrichtung paßt. 

 Man hängt dazu die mit dem Manometer verbundenen Gefäße wie ge- 

 wöhnlich in den Thermostaten. Es ist gut, sie durch Korkstücke zwischen 

 der Wand des Thermostaten und dorn Halter der Manometer festzu- 



