Messung der Oxydations- und Gärungsgeschwindigkeit in Zellen etc. 



35 



klemmen. Xim befestigt man das Kreuz an der Achse genau in der 

 Höhe der unteren Enden der Gummischläuclie unten an (kn Gefäßen und 

 stellt die Federn so ein, daß sie eben an die Schläuche anschlagen. Meist 

 genügt es, wenn zwei Federn anschlagen. Es ist von ausschlaggeben- 

 der Wichtigkeit, den Anschlag gut auszuprobieren, da davon 

 das Gelingen des Versuches abhängt. Ist der Anschlag zu schwach, 

 so wird zu wenig geschüttelt und die Lösung wird nicht gesättigt. Ist er 



Fig. 12. 



aber zu stark, so kann der Schliff oder die Schlauchverbiudung gelockert 

 werden, wodurch ein erheblicher Fehler entsteht, oder es kann auch vor- 

 kommen, daß Lauge in die Lösung überläuft und den Versuch verdirbt. 

 Mit einiger Sorgfalt läßt sich stets leicht das richtige Maß erreichen. 

 Will man das Schütteln abstellen, so hängt man die Apparate etwas höher 

 in den Thermostaten (durch Zwischeuschieben eines Holzklotzes zwischen 

 Haken und Thermostatenwand). 



Der Thermostat muß sehr gut reguliert werden. L^m das zu 

 erreichen, muß man vor allem für genügende Rührung im Wasser sorgen. 



