Messung der Üxydations- und Gärungsgeschwindigkeit in Zellen etc. 



av) 



Apparate. 



Die Anordnung ist aus Fig. 15 zu ersehen. Ein dickwandiger Kund- 

 kolben (a) aus Jenaer Glas von 1—1 Va ^ Inhalt ist mit einem dreifach durch- 

 bohrten Gummistopfen (b) verschlossen. Durch den Stopfen führt ein Glas- 

 rohr bis nahe zum Boden des Gefäßes (c). Dieses Glasrohr führt auliei-- 

 halb des Gefäßes zu einem mit Natronkalk gefüllten U-Piohr {cj und weiter 

 (auf der Figur nicht gezeichnet) zu einer mit starker Kalilauge gefüllten 



Waschflasche mif- 

 KO/f 



Fig. 15. 



Aspjra/or 



Waschflasche. Zwischen das U-Rohr und den Rundkolben ist ein Glas- 

 hahn (d) und außerdem eine kleine Glaskugel eingeschaltet. Durch dieses 

 Rohr wird die Luft eingeleitet, Kalilauge und Natronkalk binden alle in 

 der zugeleiteten Luft enthaltene Kohlensäure. Der Gummistopfen (b) wird 

 weiter von einem zweiten Glasrohre durchl)ohrt. das kurz unterhalb des 

 Stopfens endigt und außerhalb des Gefäßes zu einem Fülltrichter mit Hahn 

 führt (f). Das dritte Glasrohr, das den Stopfen durchbohrt und ebenfalls 

 kurz unterhalb desselben endigt, dient zum .Vl)saugen der Luft (g). Daniit 

 keine Spuren von Flüssigkeit mitgerissen werden , ist das Rohr zu einer 



