40 K. Siel) eck. 



Kuj^el aufgetrieben iwie die Destillationsrolirc für Kjt'ldahlhestiininiiiij^-, vgl. 

 Fig. 15). Diese.s Kolir. in das ebenfalls ein . Glashahn eingeschaltet ist, 

 führt zu der \'orlage (h). Als Norlagc wird eine H'<<//f'r.sche Flasche aus 

 Quarz') benützt; die Si)iral('. durch die die Luft geführt wird, dient zur 

 N'ergrölierung der ücrühiuiigsfliiche Luft : Flüssigkeit. l)ie lfV//Arsche 

 Flasche wird durch ein Stativ in einem Wasserbade gehalten. 



Durch den doppeltdurchliohrten Guramistopfen, mit dem die \orlage 

 verschlo-ssen ist, sind die beiden Au.släufe der Pipetten geführt. (Die Pipetten 

 sind auf der Figur nicht mehr abgebildet.) \'on der Vorlage führt die 

 Leitung-) weiter zu einer Waschflasche, die mit starker Kalilauge gefüllt 

 ist, und zu dem Aspirator. Statt der Waschflasche kann man auch zweck- 

 miißig ein L'-Ivohr nehmen, das so weit mit Kalilange gefüllt ist, dal), die 

 Lauge eben abschlielU. d. h. in den beiden Schenkeln steht. .Vl.s Aspirator 

 wird eine groUe. mit Wasser gefüllte Fla.sche (10 /) benützt, die mit einem 

 doppeltdurchbohrten Gummistopfen verschlossen ist. Das eine Glasrohr, das 

 diesen Stojifen durchbohrt, ist mit dem Apparate verbunden und endet 

 kurz unterhalb des Stopfens. Das andere Glasrohr fidirt bis zum Boden der 

 Flasche, ist außerhalb der Flasche zweimal rechtwiiddig umgebogen und 

 dient als Heber zum Ablassen des Wassers. Zur Regulation des Abflusses 

 und damit des Luftstromes, dei- durch den .Vpparat gesogen wird, ist an 

 den Heber ein Gummischlauch mit (^)uetsclihahn angeschlossen. 



Für die Destimmungen werden folgende Lösungen gebraucht: 



1. 10°/oi8'G Phosphorsäure. 



2. ---jn-BaOH-Lösung; man löst das Baryt in kochendem Wasser und 

 l;il)t es unter COo-Abschluß stehen. Zweckmäßig wird das Barytwasser sa 

 hergestellt, daß etwa l cm^ l-o cw» -— HCl entspricht. 



3. -— n-HCl-Lösung, die in einem Liter 2 cm"^ Q-SVoig^ alkoholische 



Phenolphtaleinlösung enthält. Zur Herstellung wird —^ n-Salzsäure mit aus- 

 gekochtem Wasser auf das lOfache verdünnt. Die Salzsäure muii genau sein, 

 das Baryt Wasser wird auf die Salzsäure eingestellt. 



Titerstellung: Man muß solche Mengen nehmen, daß der Umschlag 

 etwa bei der gleichen X'erdünuung stattfindet, wie bei dem Versuche. Man 

 titriei't bei knhiensäurefreiem Luftstrome in der TFcf/ferschen Flasche. 



Ausführung eines Versuches. 



\'or der Bestimmung wird etwa 10 Minuten lang Luft durch den 

 Apparat gesaugt, um die kohlensäurehaltige Luft auszuspülen. Es genügt, 



') Geliefert von The Silica Ltd., 82 Haltou Garden, London. Die WaUerschQ 

 Flasche muß aus Qunrz sein, da .Tenaer Glas heim Krwärmen etwas Säure, gewöhnliches 

 Glas etwas Lauge abgibt. 



-) In ¥\g. lö ist die Leitung vereinfacht aus einem Stücke gezeichnet. Die Walter- 

 sche Flasche wird durch kurze, dickwandige Gummischläuche (Diffusion der CO,) 

 eingeschaltet. 



