«tj 



Emil Reiss. 



Fijf. 28. 



1 Minute) erfolgen, werden zur Berechnung des Mittelwerte.^ benutzt. Die 

 Ablesung- de.s IJrechungskoeffizienten erfolgt direkt an einem .Sektor, der 

 mit dem Fernrohr fest verl»unden ist. während sich das Fernrohr gegen 

 die Prismen drehen liilU. Kin Zeiger, der mit den Prismen fest verbunden 



ist, gibt an dem 

 Kreissektor die je- 

 wi'ilige Fage der 

 Prismen und da- 

 mit den Ihcchungs- 

 index an. 



Zur Itegelung 

 der Temjteratnr sind 

 die Prismen von 

 einem Metallgehäuse 

 umgeben, durch das 

 niaii Wasser von 

 17-r)0C flielien läßt. 

 Zu dem Zweck wird 

 das in Fig. 27 sicht- 

 bare Zu- und Abfluß- 

 rohr mit Schläuchen 

 armiert. Der Zufluß- 

 schlauch (D) wird 

 mit einer Heizspirale 

 verbunden, in welcher 

 Leitungswasser durch 

 einen P>unsenbrenner 

 erwärmt wird (Fi- 

 gur 'JSj. l'm den 

 Wasserdruck kon- 

 stant zu erhalten, 

 empfiehlt sich die 

 f]inschaltung eines 

 mit Überlauf ver- 

 sehenen (iefäßes (A), 

 das zweckmäßig an 

 einem Laufbrett be- 

 festigt wird, so daß 

 dei- Wasserdruck auf 

 eine gewünschte Höhe eingestellt werden kann. Das Abflußrohr (E) des Re- 

 fraktometers kann ebenfalls nochmals mit einem Überlaufgefäß (^i^) verbunden 

 werden, von dem aus das Wasser dann mit entsprechendem (iofälle zum 

 Abfluß gebracht wird. Zweckmäl'iig ist es auch, die (Jaszufuhr durch Fin- 

 schaltung eines Gasdruckregulators konstant zu erhalten. Die Temperatur 

 wird au dem Thermometer abgelesen, das in dem Prismengehäuse des 



Rcrrahtom 



Fernrohr 



