90 



Emil Reiss. 



3. Das Eintauchrefraktometer nach Pulfrich. 



Dieser Apparat kann in (h'ei verschiedenen Formen l)(Miutzt werden : 



1. Man kann das ans dem unteren Knde des Apparates heraus- 

 ragende Hauptprisma diickt in die /u untersuchende FUissigkeit ein- 

 tauchen (Fig. HO und 31). Man bringt zu diesem Zweck die FUissigkeit 

 in ein Decherglas und setzt dieses in ein (iefäl). welches mit Wasser von 

 der gewünschten Temperatur gefüllt ist. Diese Methode ist besonders dann 

 sehi' praktisch, wenn eine gröliere Anzahl von klaren Flüssigkeitsproben, 

 die in beliebiger Menge vorhanden sind und nicht leicht verdunsten, unter- 

 sucht werden soll. 



