\^'2 Viktor Gräfe. 



keit i»-osetzt; das aiit ilcm Samle stehcinlc Wassrr fliel'it alt. Wenn die 

 UlK'i'fächo des Sandes nicht völlii; liorizontal lie^t. so werden die höheren 

 Stellen zuerst aus dem Wasser iiervorti-eten und man kann dann während 

 des Al)tlieliens den Sand völliu horizontal leiten. Schließlich stellt man unter 

 den Heber H ein (ilasi^efiiU // mit breiter Mündung, das mit Wasser ge- 

 füllt wird und ans dem sich der Sand durch die Drainage selbsttätig be- 

 feuchtet. Der Feuchtigkeitsgrad des Sandes hängt von der Höhe des 

 Wasserspiegels in /»' ab. Steht dieser mit der Oberfläche des Sandes in 

 einer Ebene, so steht auch das Wasser des Sandes in der ( »berflächen- 

 ebeue. Der Sand saugt aber dui'ch die in ihm wirksamen Kapillaikräfte') 

 auch dann noch Wasser aus i?, wenn die Wasseroberfläche in R sehr l)e- 

 trächtlich tiefer liegt als die Oberfläche des Sandes; eine .Niveaudifferenz 

 von zirka 8 cm zwischen Saud- und Wasseroberfläche gibt dem Sande 

 gerade den richtigen Feuchtigkeitsgehalt. Der Wasserspiegel sinkt, der 

 Wassermenge entsprechend, die aus dem Sande durch Verdunstung etc. 

 verloren geht, und muß täglich wieder auf die normale Höhe gebracht 

 werden. Auf den Sand, der nach und nach die Temperatur des Wasser- 

 bades annimmt, werden Keimschälchen gestellt und leicht angedrückt. Es 

 sind (juadratische poröse Tonschalen in den Dimensionen ö x 6 cm und 

 1 cm hoch. Sie sollen nach der jedesmaligen Reinigung unter Wasser auf- 

 bewahrt werden, wodurch sie ihre Porosität bewahren; sie lassen sich im 

 Fapht sehen Topf sehr gut sterilisieren, werden dann mit dem lUechge- 

 stcll. auf dem sie in den Autoklaven kommen, herausgehoben und unter 

 Wasser gesetzt. In die herausgenommenen nassen Schälchen werden die Körner 

 geschüttet und mit dem Hornspatel gleichmäßig verteilt. Auf dem Wasserbade 

 des Keimkastens ist ein Deckel F angeschlossen, der mit Zinkblech ausgeschla- 

 gen und mit einer durch Kitt wasserdicht eingelegten Glasplatte verschlossen ist. 

 Bei geschlossenem Deckel kondensiert sich drr Wasserdampf, fließt in Tropfen 

 nach hinten und wird durch einen unter dem Deckel vorspringenden lilech- 

 rand dem Wasserbade zugefühi't. Am vorderen Ende des Apparates, wo 

 die (Jlasröhren zum Vorschein kommen, ist der Deckel etwas kürzer als 

 das Wasserbad, dadurch entsteht Platz für die Pöhren, die übrigens so 

 gebogen sind, daß sie das Schließen des Deckels nicht verhindern. Das 

 Sandbad wird durch den Deckel völlig bedeckt, aber das Kondenswasser 

 tropft stets in das Wasserbad. Der Deckel muß zum Lüften und zum Ab- 

 trocknen der Proben täglich zwei Stunden geöffnet werden. Mit der Zeit 

 verstopfen sich die Filter der Drainage, worauf diese umgelegt und mit 

 neuen Filtern versehen werden muß. Natürlich hängt die Zeit des Fuid<- 

 tionierens von der Reinheit des zugeleiteten Was.sers ab, in der Regel ist 

 die Funktionsdaiier ein halbes Jahroder länger. In diesem Apparat ist z. R. die 

 Beleuchtung horizontal nebeneinander stehender Schälchen von oben durch 

 die abschließende Glasscheibe leicht möglich, was für N'ersuche mit liclit- 



') H. Rodenald, Zur Methodik der Keimprüfungen. Laudw. Versuchsstation. Bd. 49. 

 S. 278 (1898;. 



