Methodisches zur Physiologie des rflanzenwachstums. 



235 



Fig. 73. 



Das Horizontalmikroskop nach Wiesner^) Sokhe Horizontalmi- 

 kroskope sind von verschiedenen Autoren {Sachs '-) , Pfefer ^) konstruiert worden. 



Ich bringe hier die Beschreibung eines solchen von C. Reichert in 

 Wien nach Angaben von J. Wiesner ausgeführten Horizontalmikroskops, 

 wie es in der Fig. 73 dargestellt ist. 



Auf einem vertikalen Stativ ist eine mit Zahn und Trieb versehene 

 Mikroskoprühre befestigt. Mit Zahn und Trieb T läßt sich der Tubus in 

 vertikaler und mit T in horizontaler Richtung verschieben. Die Säule am 

 Fuß hat eine Länge von 120 mm und beim völligen Auszug 190 mm; der 

 Spielraum der Höhenmessmig ist 60 mm. 

 Auf der Rückseite der Säule ist ein in 

 Millimeter geteilter Maßstab fixiert, 

 während der übrige Körper der Säule 

 von einem beweglichen ^lantel umgeben 

 ist. In diesem Mantel ist ein Xonius 

 eingetragen, welcher sich beim Bewegen 

 des Mantels längs des fixen Maßstabes 

 bewegt. Nach einer späteren Konstruk- 

 tion ist der Nonius fix und der Maß- 

 stab beweglich. Der Tubns läßt sich 

 auch um eine vertikale Achse horizontal 

 bewegen und wird durch die Schraube a 

 in entsprechender Stellung fixiert. Als 

 Objektiv dient das ReichertschQ System 

 l a und dazu Mikrometerokular 2 mit 

 verstellbarer Augenlinse. Bei 160 mm 

 Tubusläuge und mittlerer Sehweite hat 

 man eine mehr als 20malige Vergröße- 

 rung bei einer Fokaldistanz von mehr 

 als 30 mm. 



Nachdem das Mikroskop auf einen bestimmten Punkt eines Objekts 

 scharf eingestellt ist, wird bei der Verschiebung dieses Punktes in die 

 Höhe auch der Tubus in vertikaler Richtung hinaufgeschraubt , bis eben 

 der Punkt auf den Fixpunkt im Mikroskop eingestellt ist. Wenn man am 

 Beginn und am Schlüsse des Versuches am Nonius die Ablesung macht, 

 so ist der Höhenunterschied ermittelt. Präziser läßt sich die Höhendiffe- 

 renz ermitteln, wenn man am Beginn und am Schlüsse des Versuches am 

 Millimeter abhest. Es läßt sich eine Höhendifferenz von beiläufig 0-06 mm 

 direkt ablesen und von 0'03 mm bequem abschätzen. 



Das Horizontalmikroskop wird besonders zur Messung des Wachs- 

 tums zarter und rasch wachsender Organe benützt. Ein Sporangienträger 



Horizontalmikroskop nach Wicsiier. 



^) J. Wiesner, Zeitschr. f. wissenseh. Mikroskopie. Bd. 10. Jahrg. 1893. S. 147. 

 ^) J. Sachs, Arbeiten d. botan. Instituts zu Wiirzburg. Bd. 2. S. 135. 

 ') W. Pfeffer, Pflauzenphysiuh.igio. Bd. 2. S. 8ä. 



