•238 



V. \ ouk. 



Nach dem W-rsiichi' üfliict mau die „Naht" und fixiert die auf der 

 beruliteu Oberfläche gewonnenen Aut'zeichnungeu. indem man das Papier 



Iml- 7- 



Tig. 76. 



Hüvthles KaOzerstäuber 

 laug Lnugendorff. Physiolog. Uraphik). 



/ 



Farhschroiber 

 (au8 Lniigendorff, 

 Phy8iol.;Graphik). 



durch eine alkohoUsche Schelhicklö.suu<^ durchzieht. Nach Langendorlf 



kommen auf 10 Teile j-ebleichten Schellack 100 Teile DOo'oiger Alkohol. 



Nach der Auflösung, die am zweck- 

 mäßigsten auf dem Wasserbad ge- 

 schieht, filtriert man die Flüssigkeit 

 durch Leinwand und setzt eventuell 

 etwas venezianisches Terpentin hinzu, 

 wodurch der trockene Cberzug weni- 

 ger brüchig wird. Dann wird die auf 

 diese Weise präparierte Aufzeichnung 

 getrocknet. 



Diese ganzen umständlichen Vor- 

 richtungen zur Berußung. Fixieiung 

 und Aufbewahrung der Aufzeichnungen 

 können, wie im Anfang gesagt, durch 

 einen Farbschreiber i Fig. 76), der mit 

 Methylviolett gefidlt auf einer weißen 

 Papierfläche schreibt, ersetzt werden. 

 Diese Farbschreibfeder hat aber doch 

 einen unangenehmen Nachteil, daß sie 

 leicht verstopft und nicht mehr schreibt. 

 Sie muß jedenfalls nach jedem \'ersuch(' 

 sorgfältig gereinigt werden 



Auxanometer nach Sachs^) 

 ist im (trunde genommen ein .,Zeiger 

 am Bogen" , dessen Zeiger mit der 

 Spitze auf einer berußten Trommel 



schreibt. Die Trommel ist auf einem l'hrwerk. dessen Drehungszeit sich 



mit dem Pendel regulieren läßt, aufgesetzt (Fig. 77). 



Auxanometer nach Sachs 

 ( Vorles. über l'flanzonphvsiologie. 



Aufl.). 



*) J. Sachs, Über den Einfluß der Lufttemperatur und des Tageslichtes auf die 

 stündlichen und täglichen Änderungen des Längenwachstums. Arh. d. bot. Inst. Würz- 

 burg. Bd. 2 (1872). 



