Methodisches zur Physiologie des Pflaiizenwachstums. 



241 



genügen vollständig, doch muß g' ^:z Z sein, um das Gleichgewicht zu er- 

 halten, so daß auf der Pflanze bloß g lastet. Der Zeiger markiert je nach 

 einer Stunde den vergrößerten Zuwachs durch einen horizontalen Strich 

 (Fig. 79). 



Will man statt stündlicher halb- oder viertelstündige Aufzeichnungen 

 erhalten, so braucht man nur einen Zylinder mit ellii)tischer oder abge- 

 rundet kreuzförmiger Basis, die na- 

 türlich nicht exzentrisch rotieren 

 darf, sondern um seine eigene 

 Achse sich bewegen muß, verwenden. 



Fig. 79. 



10 



Fig. 80. 



12 Mittag 



Der Verlanf der Aufzeichnungen auf der Trommel des 

 Anxanometers während eines Tages (nach Sachs). 



Treppeuanxauometer nach P/effif 

 (Pflanzenphysiologie, II). 



Treppenauxanometer nach Pfeffer^) (Fig. 80). Dieser Auxano- 

 meter ist nach dem Prinzipe von Baranetzki angefertigt worden und unter- 

 scheidet sich von dem IFieswerschen dadurch, daß der Zeiger am berußten 



') W.Pfeffer, Pflauzeuphysiologie (1897). 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VIII. 



16 



