1^4 



\. \'üuk. 



Der t'if.'i'Utli('ho Aiixaiioinotor ist ein kleiner ans Alnniiniiini lierize- 

 stellter Apparat, der auf ciuer Itewef^^liehen Achse anf einem Stativ be- 

 t'esti^^t ist. Dieser Ajjparat besteht ans nieiireren gezähnten I{ä(h'rn. die 

 auf einer Aehsi' befestigt sind nnd \(>n denen das grölUe etwa ^) on im Dnrch- 

 messer nnd etwa 144 Z^diiie hat. Tlicr irgend einen von diesen geht ül)er 

 eine llinnc rin silberner Fadi'n, der mit einem Ende an iler Ttlanze und an 

 dem anih'i-en mit einem Spanngewicht verbunden ist. Ein Ilaken palit ge- 

 nau in die Zähne der Kader und i-t mit einer l'latinspitze versehen, 

 welche beim lierausspringen i\v> Hakens infolge der Drehung des Rades 

 mittelst einer llebelvorrichtnuii in eine Schale mit Quecksilber hineintaucht. 

 Dei- eine Pol (h'r Uatterie ist mit Quecksilber verbunden und der andere 



Fig. 82. 



Elektroauxanometer nach Frost mit Batterie und Chronometer. 



mir dem Haken. Die J.änge dei' Zeit, welche der Strom geschlossen bleibt, 

 hißt sich mit einer Schraube i-egnlieren. 



WCnn nämlich die rtlanze in die Länge wächst, so wird sich bei 

 einem lie>timuiten minimalen Zuwachs das Rad um einen Zahn weiter 

 bewegen. In demselben Momente springt der Haken aus der A'ertiefnng 

 des Zahnes und durch liie gleichzeitige Rerührung der Platinspitze mit 

 (^»uecksilber wird ib-r Strom geschlossen. \Venn das kleinste Rad benützt 

 wird, so weiden bei einem Zuwachs von einem Millimeter 46 .Vnfzeich- 

 nnngen gemacht, d. h. es wird mit diesem Apparat ^46 '-Teil eines Milli- 

 meters anfii-ezeichnet. Das größte liad zeigt das Wachstum von V? Milli- 

 meter au. Leider i.st aus der Photographie des Ai)parates in der (Jrigiual- 

 arbeit die genaue Konstruktion nicht deutlich sichtbar, doch kann der 



