24(> 



V. Vouk. 



Das elcktrisclie Aiixaiiometer hat doii urolion Vorteil, daß der Auxa- 

 numeter selbst ^aiiz separiert vom rejj:istrierenden Teil des Ajjparates aiif- 

 irestelit werden kann. I»as .Vnxanomcter kann im Gewäehshans. oder auch. 

 Wenn es «reschützt wird, im Freien ant' gestellt sein, hin^ej^en kann man 

 die lU'ohaehtun.iit'n auf dem .Vrheitstisch im l.ahoratorinm machen. Dnrch 

 diesen .\i)parat kann man sich von der schädlichen Laboratoriumslnft 

 ^'Snzlich nnahhän.üii,'' machen. 



Mit diesem Anxanometer kann man auch die IJeohachtnnuen über 

 das Dickenwachstnm der l'flan/euoriiane machen, wovon im sj);iteren Kajiitel 

 die l'ede sein wird. 



I'räzisions-Klekt roauxanometer von Bov'ie.'^) Dieser Apparat 

 ist auch auf dem l'iinzip des Öffnens und Schlieliens des Stromes aul- 



Fig.84. 



OiT Aufzeichner (Chromograph) des Wachstums nach l-'iosl. 



^i!:el)aut — er hat auch den großen \'orteil. daß das Anxanometer und der 

 Chronoirraph voneinander auftiestellt werden können. .Vußerdem hat /iorie 

 den ^cwöhidichen Seidenfaden durch einen .Mt'tallfadeu ersetzt und auf 

 diese Weise den nnanf,^enehmen Einfluß der Feucliti*;keit und Temperatur 

 ausgeschaltet. Der Ap|)arat, dessen Skizze und .Vbbildunueii. für deren Cber- 

 lassuuL; ich Heriii l'iof. Borie in Cambridue herzlichst danke, hier vor- 

 liegen (Fig. bö, »6, 87, 88), arbeitet noch genauer und präziser als der 

 Frost^che. 



Die Pflanze (Fig. 86) wird mit einem sog. Invar-Diaht (..Invar" ist 

 eine Legierunu von Nickel und Stahl) a mit der Feder /> verbunden, 



') IV. T. Borie, A prccisiou anxanometer. Botanical Gazette. 53. Nr. 6 (11)12) 



