Methodisches zur Physiologie des Pflanzenwachstums. 



247 



und zwar nur so, daß eine Spannuuii' hori^estollt wird, wobei aber die Pflanze 

 durch den Zug gar nicht angegriffen wird. Die f>der steht in einer iiiiiii- 

 malen Entfernung von der Spitze c' des Blockes c, welche ebenso wie 

 auch die Spannung des Drahtes a von einer Schraube, die in der Skizze 

 nicht sichtbar ist, reguliert werden kann. Die lieiiihrung der Feder mit 

 der Spitze c' schließt den elektrischen Strom, welcher den Klektromagneten 

 d umfließt, wodurch der Hel)el e in die Höhe gezogen wird. Durch 

 die Hebung des Hebels e wird 

 das Uhrwerk /', das mit der Fip.se. 



Fig. 85. 



CHRONOGRAPH 



Die Skizze zum Präzisionselektroausanometer 

 nach Bovie. 



AusanoroetervorrichtunfT des elektrischen rräzisionsaiixanoineters 

 nach Bovie. (Original-Photograi>hie von I'rof. Bovie.) 



Schraube /in \'erbindung steht, ausgelöst. Die Schraube/ dreht sich dadurch 

 um einen kleinen Betrag, wodurch auch der Block c um denselben kleinen Be- 

 trag gehoben wird. Dadurch wird aber der kleine Abstand der Feder von der 

 Spitze c' wieder hergestellt. Der Strom ist nun wieder offen, der Himh- 

 mungshebel sinkt wieder zurück und das Uhrwerk bleibt auch stehen. Der 

 Strom wird also automatisch geiiffnet und geschlossen. 



Aus der Anzahl der Umdrehungen der Räder des l'hrwerkes kann 

 auch die Drehung der Schraube/" berechnet werden. Wenn -JO Zähne des 



