Methodisches zur Physiologie des Pfhinzenwachstiims. 



249 



Fig. 89. 



Als Chronographen zu diesem Apparat kann man Typen verschiedener 

 Konstruktion (siehe Langendorf 1. c.) verwenden. Bovk benützte eine 

 Trommel, die in 6 Stun- 

 den eine Umdrehung 

 macht und die einen 

 solchen Diameter hatte, 

 daß 1 mm an der Trom- 

 mel einer Minute in Zeit 

 entspricht. Die Trommel 

 ist so lang, daß Aufzeich- 

 nungen von 6 Auxano- 

 metern zu gleicher Zeit 

 aufgenommen wurden, 

 und zwar eine ganze 

 Woche lang. 



Für A'orlesungsver- 

 suche kann man eine 

 Glocke oder eine Glühlam- 

 pe einschalten (Fig. 88), 

 so daß bei jeder Aufzeich- 

 nung ein Zeichen mit der 

 Glocke oder mit dem 

 Licht gegeben wird. Der 

 Apparat arbeitet so prä- 

 zise, daß in einem Ver- 

 suche von Boüie ein 

 Blütenstiel der Hyazinthe 

 in einer Minute 1 — 2 Auf- 

 zeichnungen machte. Ein 

 Helianthus-Keimling gab 

 sogar jede 18 Sekunden 

 €ine Aufzeichnung. Prof. 

 Soii/e hat sein „Präzisions- 

 auxanometer"' noch ver- 

 bessert und empfindlicher 

 gemacht, so daß es in 

 dieser Form (Fig. 89) 

 auch das Wachstum von 

 1 Mikron anzeigt, i) 



Es gibt noch einige 

 Konstruktionen von Au- 

 xanometern — ich er- 



Die neue Form vom elektrischen Auxanometer nach Bovie. 

 (Original von Prof. liovie.) 



^) Der Apparat wurde von der L. E. Knott Apparatur Companii (Boston, Mass., 

 ü. S. A., Harcourt-Street) hergestellt und kauii auch von der Firma hezogeu werden. 



