•250 



V. Vuuk. 



wäliiK' (las von (ioUlen und Arthur'^), von Lloi/d-) und von Schonten^) — 

 welclie alle mehr oder woniircr auf den hier hcscliriehenen rriuzipien auf- 

 ijeliaut sind und die sich von den heschriehciieu Auxanomctern kaum wenip: 

 unteisclieidi'U. 



Eine Konstruktion verdient noch Beachtun<^' — der auf optischem 

 rrinzi{)e auf<;ehaute Crescograph von Cli. .1. Bosi.*) Mit diesem Instru- 

 mente werden aher nicht die direkten Zuwachse (gemessen, sondern nur die 

 Geschwindi^'keiten des Wachstums, d. h. die Beschleunigung oder Nerzöge- 

 runir des normalen Wachstums. 



IV. Die Messung des Dickenwachstums. 



Zur Messung der Dicke verschiedener Pflanzenoi-gane kann man auch 

 die einfachsten Winkelapparate ^) benutzen. Einen ähnlichen Apparat kon- 

 struierte auch Jost hei seinen ('ntersuchungen über 

 ^'■sr-^"- das sekundäre Dickenwachstum der Bäume.") 



Fühlhebel nach Jost (Fig. 90) gii)t eine 

 ungefähr sechsfache Vergrößerung an. Die kürzeren 

 Schenkel des Fühlhebels sind aus S mm langen und 

 1 •.') nnii dicken Drähten (D) hergestellt, die parallel 

 zur Achse (A) des Instrumentes, also senkrecht zu 

 seiner Flächen ausdehnung verlaufen. Die Schenkel 

 umfassen den AVinkel von 60" und daher ist die 

 Skala in 60" eingeteilt. Ein Zehntelgrad der Skala 

 entspricht einer absoluten Grüije des ( )bjektes von 

 0-027, doch genügt, die Messungen in Zchutelgraden 

 auszudrücken, da es ja hauptsächlich nur auf 

 relative (irölien ankommt. Ein Objekt von 1 höh 

 Durchmesser ist z. H. HT'ö Einheiten ( = Zehntel- 

 grade) dick. Der Zweig wird an der zu messenden 

 Stelle mit roter Marke bezeichnet. Der Fiddhebel wird mit seiner Ebene 

 unter 45'' zur Längsachse des Zweiges geneigt, unter dem leichten Drucke 

 der Feder F augelegt, so daß die Marke (Mj am Zweig fZ) und die Achse 

 des Instrumentes in einer geraden Linie (a), die den Winkel zwischen den 

 beiden Schenkeln halbiert, liegen. 



I-'ühlhebel nach Josl. 



•) riolden and Arthur, Botaiiical Gazette. 22 (1896). 



'-') /•'. K. Lloijd, A iicw aml choap form of aiixanomctor. 'I'oncya. III. p. iiT liis 

 lüU a'.)U3). 



') L. Schonte», Ein neuer und ein modifizierter Apparat zu pflanzlichen Demon- 

 strationsversuchen. Hin einfaches selbstregistrierendes Auxauometer. Flora. Bd. 67. 

 S. 116 (l'.)07). 



•*) Ch. J. Böse, Plant Response as a means of piiysiological investigation. Long- 

 mans, Green and Co. New York and Bombay 11»()6. 



^) Johann sen, Die Elemente der firhlichkcitslehro. S. 12 (l'.)09). 



*) Jo><t, Beobachtungen über das sekundäre Dickenwachstum der Bäume. Ber. d. 

 Deutsch, bot. Ges. (1892). 



