204 V. v..uk. 



W Clk' C «joscliluii^cn liahcii iiiul die (')se dieses Bandes bei }> hereitiialten. 

 Wahrend dieses \'ori,Mni:<'> soll der Klenimrini: /' gelüftet sein, die Schreih- 

 fcdiT // die Troniniel A' nicht ticriihrcn. Das richtiji:!' Funktionieren des 

 Zu\vaehsautüi:rai)hen wird man daran erkennen, dall der Zeifier E einen 

 Aussehla» nach vorwärts ercibt. wenn man das Stahlhand hei mäl')i<> 

 ^ejjen den Uaum (h'iickt und in seine frühere Stelhuiii- zurückkehrt, wenn 

 dieser Druck aufhört. Trifft dies zu. dann ist das Ti'iebwerk aufzuziehen, 

 die Trommel mit Papier zu bespannen, die Schreibfeder mit dei- Tinte zu 

 fidlen und dieselbe in die richtige Berührung mit dem Papier zu bringen. 

 Kin zu starkes Ausdrücken der Schreibfedei- an das Papier kann die 

 Empfindlichkeit des Ajjparates beeinträchtiiien. Nun wird die Trommel so 

 i>-edrelit. daß die Schreibfeder auf die richtige Zeit (Tag imd Stunde) ein- 

 gestellt ist, und wird dieselbe dann mittelst L an die Welle C festge- 

 klemmt. Anfangs wolle man die Schreibfeder auch so einstellen, daß sie in 

 der Mitte der Trommel zu schreiben vermag. Es wird nämlich mitunter 

 der Fall eintreten, daß die (deitrollen sich etwas in die Binde eindrücken 

 und deshalb eine rückwärtsgehende Bewegung des Zeigers eintritt. Nach 

 kurzer Zeit wird jedoch der Apparat richtig notieren. Es ist zweckmäHig, 

 den Apparat mit einem Schutzhäuscheu zu umgeben und in dasselbe in- 

 sektenvertreibende Stoffe zu legen. 1) 



Fnedrich konstruierte auch solche \'orrichtungen, welche gestatten, 

 die Veränderungen des Pjaumzuwachses auch mittelst elektrischen Kabels 

 und Quecksilberuntei'brechers zu übertragen, wodurch die Schreibvorrichtung 

 auch im Faboi-atorium aufgestellt werden kann, was für gewisse Fälle von 

 we.sentlichem \'orteil ist. Die elektrische Tberti-agung kann in verschiedener 

 Weise wie auch beim gewöhnlichen Auxanometer konstruiert werden. 



Der Zuwachsautograph ist ein sehr empfindliclier Apparat. Fricdr/cJi 

 spannte zwischen den Kluppenarmen zur Probe einen Eisenstab ein und wie der 

 Stab erhitzt wurde, so notierte dei' .\pparat die .Vusdehnung des Eisens sofoi't. 



V. Die Messung des Flächenwachstums. 



Für die .Messung des Flächeiiwachstums sind bisher noch keine be- 

 sonderen Methoden ausgearbeitet worden, wenigstens keine besonderen 

 Apparate. Das Wachstum der flächenformigen Pflanzenorgane, in erstei' 

 Linie der Blätter, kann man nur durch direktes Blessen verfolgen. In 

 vielen Fällen wird bei der P>eobachtung des Wachstums der IMätter 



das einfache Messen der Länge und Breite wohl genügen. Von 

 Zeit zu Zeit mißt man einfach mit einem Millimeterstabe die Länge und die 

 Breite. Diese Methode ist wohl für die Beobachtung des täglichen Wachstums 

 kaum zu brauchen, da sie einerseits viel zu ungenau ist und andrerseits 

 auch zu umständlich. Viel genauer ist wohl die 



Millimeterpapiermethode. Man legt das zu untersuchende Blatt auf 

 ein Millimeterpapier und zeichnet mit dem Bleistift den Blattumril'i ab. .letzt 



*) Der Apparat wird von dt'! Fhina yetthö/er d- Soliii, Wien, IV.. Ilartiiianngasse, 

 angefertigt. 



