Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 339 



Alle bisher beschriebenen Apparate, 111 ai^' nun der Destillationskolben 

 seitlich angeordnet sein (Prinzip des Apparates von Kutscher und Stcndel') 

 oder unterhalb des Extraktionsraumes (Prinzip des Apparates von Schwarz^) 

 und mn Rijn'), haben die Eigenheit, dai; die Lösung während der 

 Extraktion mehr oder minder stark — meistens bis nahe zum Siedepunkt 

 des angewendeten organischen Lösungsmittels — erwärmt wird. Leicht 

 zersetzliche Substanzen können daher mit derartigen Apparaten nicht 



Fig. 116. 



PTTC03, 



Apparat zui- Extraktion von Lösungen nach Enibden und Lind. 



automatisch extrahiert werden. Ebenso bedenklich ist es, in solchen 

 Apparaten mit leicht zersetzlichen Lösungsmitteln, z.B. mit Essigester 

 bei Gegenwart von Mineralsäuren, zu extrahieren. Will man z. B. aus Eisen- 

 gallustinten nach dem Ansäuern mit Salzsäure den Gerbstoff mittelst 

 Essigesters ausziehen, so tritt schon bei wenig erhöhter Tempei-atur sehr 

 rasch eine Hydrolyse des Esters in Alkohol und Essigsäure ein und der 

 Alkohol löst sofort auch den Tintenfarbstoff auf. mit dem das Extrakt daher 

 stark verunreinigt wird. Außerdem erfolgt bereits nach wenigen Minuten 



') Vgl. dieses Handbuch. Bd. 1, S. 181. 



-) ^'gl. dieses Handbuch. Bd. 1, S. 178. Fig. 352. 



ä) Siehe dieses Handbuch. Bd. 1, S. 179. Fig. 353. 



