Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 



?,47 



vor, unter der Hülse ein pfeil'enkopfartiges gebogenes, mit Hahn versehenes 

 Rohr derart anzubringen, daß man das abtropfende Extrakt außen auffjuigen 

 kann. Auf diese Weise ist erstens jederzeit ohne weitereu Uml)au der 

 Apparatur eine becfueme Probenahme möglich, und zweiteus ein be(iuemes 

 Abdestillieren des Lösungsmittels nach beendigter Extraktion. 



Fig. 123. 



I 'I 





J-W 



Apparat zur Extraktion 



fester Körper nacli De 



Koninck. 



Fig. 125. 



^leT 



Fig. 120. 



R 



C~ 



»C- 



Apparat zur Extrak- 

 tion fester Körper Apparat zur Kxtraktion fester 

 nach Ford. Stoße nach Sandern. 



Eben dieses selbe doppelte Ziel 

 auch bei den gewöhnhchen Soxhlet- 

 apparaten zu erreichen, bezweckten 

 eine große Reihe Vorschläge vou an- 

 deren Seiten, nämlich von Stein^), 

 "-^/r Sanders-^) (Fig. 126), Silbcrrad^), 

 TaKi-ke*), Schmid->) (Fig. 127) und 

 torVt^r ^Körper ^^rder. «) Mau kann das Ableitungs- 

 nach Kiu,wgmva- j-qI^^. f^y (\^^ hiuaufde.'^tiiiierte Lösuugs- 

 mittel entweder am Roden des zvlin- 



^) H. Stein, Extraktions- und Destillationsrohr. Chem.-Zeitg. Bd. 33, S. 1115 

 (1909). 



^) J. Mc C. Sanders, "Verbesserte Form eines Extraktionsapparates. Chem.-Zeitsr. 

 Bd. 34, S. 1194 (1910). 



^) 0. Silberrad, Verbesserter Soxhletapparat. Chem. News. Vol. 104. p. M (1911); 

 Chem.-Zeitg. Bd. 35, Rep. S. 501 (1911). 



*) F. Taurke, Kombinierter Extraktions- und Abdestillienipparat. Chem.-ZcitiL'. 

 Bd. 36, S. 214 und 355 (1912). 



^) H. Schniid, Verbesserter S'o.r/i/e^scher Extraktionsaufsatz. Chem.-Zeitg. Bd. 36. 

 S. 1249 (1912) 



8) Werder, Über eine Abänderung am Soxhletscheii Extraktionsapparat. Chem.- 

 Zeitg. Bd. 36, S. 879 (1912). 



