348 



Richard Kcinpf. 



drischen (»efälies, in doin sich die Hülse befindet. anl)rin,Lren (Methode von 

 Stein, Sanders, SUhenad, Schmid) och-r im Heherrohr (Methode von Taurke, 

 Werder). Die erstere IJuuart dürfte der zweiten vorzuziehen sein, weil 

 .sie ein vollstämlif^eres Ahdcstillieren des Lösun<^sniittels gestattet und 

 auch wohl weni'-'fr /crhn'chlich ist. Khenfalls ein i)e(iuenies Ahdestillieren 



Fi(f. 128. 



Einsatzrohr für Soxhlcts lieim Kxtrahieren 



pal verf ormi pe r Matorialien nach Knrdos 



und Schiller. 



des LösunjTsmittels nach beendif^ter 

 Extraktion, nicht aber eine beciueine 

 Probenahme wiiiireiid des Betriebes ge- 

 statten die Apparate, die Bloom ^) und 

 V. d. Heide^) (vgl. 1kl. \'I, S. 745, Fig. ;J()6) 

 vorschlugen. 



Um bei der E.xtraktion leicht zu- 

 sammenbackender Pulver (gepulverte 

 Färb Wurzel, fein gemahlener Lein- 

 samen, Kakaopulver oder dgl.) im 

 Soxhlet ein unvollständiges Eindringen 

 des Lösungsmittels in das Material zu ver- 

 hüten, empfahlen Kardos und Schiller^), 

 ein siebartig durchlöchertes und mit 

 einem dicht anliegenden l'berzug aus 

 Koliertuch versehenes Trichterrohr in 

 das Extraktionsgut axial zur Hülse einzuführen (Fig. 12S|. Oft erreicht 

 man dcnsellx-n /weck auch so, daß man einfach das auszuziehende 

 Material mit Knochenkohle, grobkörnigem, ausgeglühtem Sand'i, Hlas- 



.\|>|>arat zur Extraktion fester Körpor nach 

 Sriimict. 



*) D. Bloom, Kühler für Extraktionsapparate. Journ. Ind. Eng. Chem. Vol. 2. 

 p. 103 (1903); Chem.-Zeitg. Bd. 34. Rep. S. 217 (1910). 



') li. r. d. Ifcidr, Verbesserter Plapidkiihler und Extraktionsapparat. rhcm.-Zeitg. 

 Bd. 35. S. 531 (1911). 



') M. Kardos u. W. Schiller, Verbesserte Methode zur Extraktion pulverförmiger 

 Materialien. Chcm.-Zeitg. Bd. 37. S. 920 (1913). 



*) Vgl. z. B. : Ji. Cluusrr, Über Xeiierungen in der Indigoanalyse. Üsterr. Chem.- 

 Zeitg. Bd. 2, S. 521 (1899); Chem. Zentralbl. 1899, Bd. II, S. 978. — D. Holde, Unter- 



