Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 



399 



Über eine praktische Art der Reihenschaltung von Waschf laschen 

 und eine handliche Montage von Waschflaschen an Kippachen Apparaten 



berichtete Reddeben. M 



yy) Trockentilrme. 



Der von Pfeifer'^) angegebene Doppeltiirm (Fig. 14Si dient zum 

 schnellen und intensiven Trocknen größerer Gasmengen dui'ch konzen- 

 trierte Schwefelsaure. Er besteht aus einem großen und ziemlich weiten 

 Trockenturm nach Fresenius (vgl. Bd. I, S. 201 und Fig. 382, S. 200), auf 

 dessen Halsschliff ein zweiter Turm von genau derselben Form und (Jrölie 



umgekehrt stehend und luftdicht aufgesetzt ist. 



Fig. ] 50. 



Der 



gesamte 



Fig. 152. 



lohlranm 



Trockentnrra nach Spnng 

 (ModeU mit 2 Etagen). 



Trockentarm mit i Etagen 

 nach Spnng. 



Trockeuturm nach Hase. 



ist mit großen Glasperlen ausgefüllt. In den 

 Apparat wird durch den unteren Tubus konzen- 

 trierte Schwefelsäure bis zur halben Höhe des 

 erweiterten Teils gegossen. Dreht mau den 

 Apparat um, so rieselt die Schwefelsäure durch den mit Glaskugeln ge- 

 füllten Kaum hindurch nach unten, wo sie sich sammelt. In diesem Zu- 

 stand ist der Apparat gebrauchsfertig. Man verwendet etwas lange Kaut- 

 schukschläuche und kann dann auch während des Betriebes den Turm von 

 Zeit zu Zeit umdrehen, und dadurch die Glasperlen von frischem mit der 

 Waschflüssigkeit benetzen. Das Absorbeus wird auf diese Weise gründlich 

 ausgenutzt. 



Eine nahehegende sinnreiche Modifikation dieser ^'orrichtung gab 

 Bach^) an (Fig. 149). Die Handhabung des Apparates erhellt ohne weiteres 



^) H. Reckleben , Einfache Vorrichtung zur handlicheu Benutzung einer Ki'ilie 

 von Waschflaschen. Chem.-Zeitg. Bd. 35, S. 279 (1911). 



-) Umkehrbare Schwefelsäurctürme nach Prof. Dr. P/riflrr, zum Austrockuen 

 größerer Gasmengen. Chem.-Zeitg. Bd. 34, S. 142 (1910). 



3) H.Bach, Ein Schwefelsäuretrockenturm. Chem.-Zeitg. Bd. 34, S. 2()7 (1910). 



