Ergänzungen zur ,,Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik'" 



423 



I-"ig. 174. 



bierrohres etwa zwei Drittel des Halses ausfüllt: das Prohierrohr heschickt 

 man ebenfalls mit Schwefelsäure, und zwar mit einer etwa 5 cm hohen 

 Schicht. Von der Substanz wird in der üblichen Weise in ein Kapilhir- 

 röhrchen von höchstens 1 mm lichter Weite soviel eingefüllt, dal', sich nach 

 dem Zusammenrütteln eine auf dem Boden des Röhrchens 2 Ijis höchstens 

 3 mm hoch stehende Schicht bildet. Das Doppelbad wird ohne Verwendung 

 eines Drahtnetzes erwärmt und die Temperatur von 10" unterhalb des zu 

 erwartenden Schmelz- 

 punktes ab so langsam 

 gesteigert, daß zur Tem- 

 peraturerhöhung um P 

 mindestens I/2 Minute 

 erforderlich ist. Die 

 Temperatur, bei der die 

 undurchsichtige Sub- 

 stanz durchsichtig wird 

 und zu durchsichtigen 

 Tröpfchen zusammen- 

 fhe()t, ist als der Schmelz- 

 punkt anzusehen. 



Einen sorgfältig 

 durchkonstruierten 

 Schm elzpunktbestim- 

 mungsappar at gabLaw d- 

 siedl^) an (Fig. 174). 

 Die Vorrichtung ge- 

 stattet, ebenso wie die 

 Apparate von Boih, 

 Houhen u. A., die direkte 

 Ablesung des korri- 

 gierten Schmelzpunk- 

 tes. Die Badflüssigkeit 

 ist durch ein Chlorkal- 

 ziumrohr vor der Feuch- 

 tigkeit der Außenluft 

 geschützt. Zur Einfüh- 

 rung und zum Fest- 

 halten der Kapillarröhr- 



chen, die eine oben trichterfömig erweiterte Mündung hai)en, dient eine 

 ungefähr 4 mm weite (ilasröhre. die knapp an dem Thermometer anliegt, 

 oben aus dem Kolbenhals herausragt und unten, wo sie etwas abgeschrägt 

 und bis auf eine (Öffnung von etwa 2 mm Weite zugeschmolzen ist, bis an 

 die Thermometerkugel reicht. Mau läßt das Kapillarröhrchen von oben her 



Schraelzpunktbestimmunßßapparat nach LntidnU'dl. 



^) A. Landsiedl, Zur Schmelzpunktbestimmuiig. t'hcni.-Zcitg. Bd. 29. >5.7fi.') (1905). 



