Ergänzungen zur ,.Allgemeinen clienaisehen Lalioratoriumstechnik". 



4l^' 



Fig. ISO. 



die Heizschlange eintreten und stets eine gewisse Flüssigkeitsmenge vor 

 sich hertreiben. Durch das ol)ere schräg abfallende Verl)indungsrohi- strömt 

 die Flüssigkeit wieder in das Beobachtungsrohr zurück, wahrend die (ias- 

 blasen in der mit Blasenstecher versehenen kugelfüiniigL'n Kr Weiterung 

 platzen. Als treibendes Gas verwendet man am besten Kohlendio.xyd 

 aus einem Kippsc\m\ Apparat unter Zwischenschaltung einer Schwefel- 

 säure-Wascliflasche. über einen ähnlichen Apparat zur Üestimmung der 

 Erstarrungspunkte von Flüssigkeiten siehe unten (S.4ao u. Fig. 181, S.429j. 



Löives elektrische Methode der Schmclzpuuktbestimmung (vgl. 

 Bd. I, S. 21ö) wurde von FaUui/i ■ ) weiter ausgebaut und zur Bestimmung 

 des Molekulargewichtes organischer Xerbindungen angewendet. — 



Einen Apparat, der gestattet, genaue Schmelzpunktbi-stiminimgen mit 

 sehr geringen Substanzmengen unter dem Mikroskop auszuführen, gab 

 Weher-) an (Fig. 180). Der aus einem 

 kompakten Aluminiumblock bestehende 

 Heizmikroskopiertisch ermöglicht, mi- 

 kroskopische Präparate, z. W. winzige 

 Kriställchen, bis auf 250'' zu erhitzen 

 und sie dabei gleichzeitig mit 60- bis 

 lOOfacher ^'ergrölJerung zu l)^obachten. 

 DieGröbenverhältnisse und die Lage der 

 vier Thermometer sind so gewählt, daß 

 der Mittelwert der Temperaturen der 

 des Präparates entspricht. Eine wasser- 

 durchflossene Kühlvorrichtung schützt 

 das Objektiv vor zu großer Hitze, und 

 eine Asbestunterlage sowie eine Glas- 

 platte halten die AVärme von dem 

 unteren Teile des ^Mikroskops ab. 



Bei dem von Cram '■"■) vorgeschlagenen Heizmikroskop geschieht die 

 Heizung auf elektrischem Wege. Von einem gewöhnlichen .Mikroskop mit 

 hundertfacher Vergrößerung wird das Diaphragma entfernt und unter dem 

 Tisch ein 24 cm langes Messingrohr von ?>-\ rw Durchmes.sei' mittelst 

 Klammern befestigt. Außen wird dieses als kleiner (Jfen dienende llohr 

 mit einem elektrischen Widerstandsdraht ^) umwickelt, der zur Isolation 

 mit Bakelite imprägniert ist. Man erreicht so beispielsweise mit einem 

 Strom von 0*6 Ampere Temperaturen von 64^ mit 0-90 Ampere 153", 



Heizbarer Mikroskopiertisch nach Weber. 



') F. R. Fabln i/i, Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunktes und des Molo- 

 kulargewiclites organischer Verliindungen. Chem.-Zeitg. Bd. ."J-j. S. 1099 (1911). 



'-) H. Weber, Heizbarer Mikroskopiertisch für Erwärnu'ng bis ^.'lO". Deutsche 

 med. Wochenschr. 1912, S. 167. 



^) P. Cram, Bestimmung von Schmelzpunkten mit Hilfe des Mikroskops, .lourn. 

 Amer. Chem. Soc. Vol. 34. p. 954 (1912); Chem.-Zeitg. Bd. 36. Rep. S. ÖSII (1912». 



■*) Nickelin, Manganin, Constantan, Nickel-Chrom {..Hoskin^ Widerstandsdraht") 

 oder dgl.; vgl. dieses Handb. Bd. I, S. 54 und Bd. YI. S. »".91. 



